ETAT DE L OBSERVATOIRE DE TOULOUSE. 
281 
Brunner, une pendule de Bréguet ; à l'équatorial photogra- 
phique, une pendule de F. Lepante. 
Tous ces instruments fonctionnent depuis au moins une 
année ; il est possible de donner des renseignements précis à 
leur sujet. 
Instrument tnëridien. — L'instrument méridien paraît 
être d'une stabilité exceptionnelle. 
La fondation du pilier qui le supporte a été construite 
dès 1882. C'est un massif de béton, de cailloux cassés et 
mortier de chaux du Teil, construit, comme la salle elle- 
même, sur les indications de notre confrère M. Joulin, et 
reposant sur un banc de sable extrêmement compact. Sur 
cette fondation a été placée une pierre de près de 4 mètres 
de longueur, 2 mètres de largeur et 0^70 d'épaisseur en pierre 
de la Charente. 
' Sur cette pierre ont été dressés sans cales les deux piliers 
sciés à l'Observatoire même dans un même bloc, sur lesquels 
sont placés les pièces de fonte portant les microscopes et les 
coussinets de l'instrument. Le niveau est suspendu au pla- 
fond. Le bain de mercure est établi à demeure au-dessous 
du plancher sur le monolithe. 
Les constantes instrumentales sont remarquablement sta- 
bles. Les tableaux suivants renseignent sur leur marche. 
Désignant par B l'inclinaison de l'axe de rotation, par 
90" — N, la déclinaison du tourillon ouest, par 90° + C, l'an- 
gle que fait l'axe optique de la lunette avec la direction 
de l'axe de rotation vers l'ouest, on a eu, du 27 novembre 
au 22 décembre : ' 
G 
B 
N 
Novembre . 
27... 
. +0s04... 
. 0sl7... 
. 0s24 
— 
28... 
03... 
19.... 
22 
Décembre . 
1... 
02... 
18.... 
20 
— 
4... 
08... 
18.... 
23 
— 
12.. 
03... 
19.... 
21 
— 
17... 
05... 
16... 
22 
/ 
18... 
08.,. 
15.... 
19... 
02... 
16.... 
14 
— 
21... 
01... 
14.... 
23 
— 
22... 
+ 0s05. . . 
12.... 
23 
