600 MÉMOIRES. 
note les deux azimuts précédents, puis on recommence en re- 
tournant de 180" tout l'appareil. La moyenne de tous les azi- 
muts obtenus, diminuée ou augmentée de 180°, fournit, à quel- 
ques minutes près, — ce qui est plus que suffisant, — la position 
exacte du méridien magnétique sur le cercle horizontal gradué 
de la boussole. 
Cette partie préliminaire très importante dure environ 40 mi- 
nutes. On peut l'abréger notablement quand on opère avec les 
boussoles de Brûnner plus récentes dont l'aiguille, beaucoup 
plus petite, dévie de quelques minutes seulement par le retour- 
nement. 
La mesure proprement dite de l'inclinaison vient ensuite; le 
plan vertical dans lequel se meut l'aiguille aimantée étant le 
méridien magnétique, la position de l'aiguille est celle de l'ai- 
guille d'inclinaison. 
On vise successivement les extrémités de l'aiguille ; la 
moyenne de leurs distances angulaires à la ligne — 180° 
horizontale donne une première valeur de l'inclinaison. On 
retourne l'aiguille face pour face et on recommence les lectures. 
Puis on retourne l'appareil de 180° et on recommence les deux 
séries précédentes. L'inclinaison vraie est déduite de la moyenne 
de tous les nombres obtenus. 
On ne fait d'ailleurs chaque lecture qu'après avoir laissé 
l'aiguille osciller avant de prendre sa position d'équilibre et 
constaté que celle-ci ne change pas sensiblement lorsqu'à l'aide 
d'une fourchette additionnelle on remet l'aiguille en mouve- 
ment. On évite l'effet des poussières en essuyant avec un pin- 
ceau de blaireau les deux traverses horizontales d'agate sur 
laquelle roulent les tourillons de l'aiguille aimantée, puis les 
décapant à l'aide d'un biseau taillé dans un morceau de buis 
(d'après le conseil de M. Moureaux, mis en pratique à partir du 
mois de novembre 1893). 
Les mesures d'inclinaison ont d'abord été faites par M. Ma- 
thias, puis, à partir de juillet 1893, par M. Salles, qui lui servait 
alors d'assistant, reprises par M. Mathias à la rentrée des 
vacances (29 octobre 1893). 
