610 MÉMOIRES. 
viron 30 minutes. Cette mesure se fait vers 3 heures de l'après- 
midi, moment où la température varie fort peu. 
Cette mesure est généralement précédée de celle de MH. 
A cet effet, on remplace dans la cage vitrée le barreau mixte 
par l'un des barreaux à 1 ou 2 points et on oriente l'axe de 
la cage dans le plan du méridien magnétique. Il suffit d'écar- 
ter légèrement le barreau aimanté de sa position d'équilibre 
pour qu'il exécute de part et d'autre de celle-ci de petites oscil- 
lations (sensiblement isochrones (amplitude : au moins 1'). 
On mesure le temps de 100 oscillations simples au moyen 
d'un chronographff Bréguet à pointage, que l'on compare immé- 
diatement avant et après la mesure de MH à un chronomètre 
de l'Observatoire afin d'éliminer l'erreur de marche du chrono- 
graphe*. 
La température du pavillon magnétique est donnée par un 
1 
thermomètre à mercure au — de degré, et cette température 
ne doit différer que de fort peu de celle qu'on observe lors de 
la mesure de — . 
Soient donc K, K' et K" les moments d'inertie par rapport au 
fil de suspension du barreau aimanté, de l'étrier et du support 
de l'étrier, et 6 la durée d'une oscillation simple, on a : 
MH = ^(K-hK'-fK"). 
Le moment d'inertie K du barreau cylindrique se calcule en 
fonction des dimensions absolues du barreau par la formule : 
p étant, en grammes, le poids du barreau ; 
l sa demi-longueur en centimètres; 
a son rayon de base en centimètres. 
* On suppose que celle-ci est proportionnelle au temps que dure la 
mesure des 100 oscillations simples. 
