SUR l'organisation du service magnétique. 611 
Les moments d'inertie K' et K" sont obtenus immédiatement 
par comparaison avec celui d'un petit barreau aimanté de 
3 centimètres de long et de mêmes dimensions transversales 
que les grands barreaux. On a obtenu, les unités étant celles 
du système C. O. S. 
; K =276,07406 
Barreau à 1 point ) K' =z 0,00144 
/ K''zz 0,9790 
K + K' + K" =z 277,0545. 
1 K =274,8456 
Barreau à 2 points ) K' = 0,00144 
/ K"— 0,9790 
K + K' + K" = 275,2860. 
Or, on a : 
|.MH = H.= (^)(: + ^) 
1 ^^iK-f-K'-j-K") 
sin a 
d'où 
log H = log7: + - log (-) + - log (l 4- ^)- 1 log sin a 
loge+ iloglK-hK'+K"). 
Tout calcul fait, on a. à la distance r, pour le barreau 
à 1 point : log H = 1,7790736.9 — - log sin a — log 6, 
à 2 points : log H =1,7781086.9 — i log sin a — log 0. 
Dans ces formules, on a admis pour l'un et l'autre barreau 
4- = 0,0624. 
Pour la distance r' et en admettant — ;t =z — x — , on ob- 
tient pour le barreau 
