614 MÉMOIRES. 
de pour le barreau à 1 point et pour l'autre barreau, le 
sens de l'erreur est telle qu'il augmenterait encore la diffé- 
rence Toulouse-Le Parc. La diftérence annoncée semble donc 
réelle ^ 
2° Appareils enregistreurs. 
Les appareils enregistreurs n'ont pas besoin d'être décrits. 
Ils sont installés suivant la disposition préconisée par M. Mas- 
cart, mais dans une cave du corps de bâtiment principal de 
l'Observatoire. 
Une même source lumineuse envoie des rayons parallèles sur 
un déclinomètre, un bifilaire et une balance magnétique qui 
réfléchissent la lumière, au moyen d'un miroir fixe (repère) et 
d'un miroir mobile, sur une fente horizontale derrière laquelle 
se déroule un papier sensibilisé. On a ainsi trois courbes que 
l'on développe à l'oxalate ferreux. 
Valeur angulaire du millimètre pour le déclinomètre. — 
Il faut connaître la valeur angulaire des ordonnées de la courbe 
du déclinomètre par rapport à la droite de repère. En particu- 
lier, cherchons combien un millimètre de l'ordonnée vaut de 
minutes. C'est une quantité fondamentale, tout le reste dépen- 
dant de là. 
Pour la déterminer on procède comme le fait M. Moureaux. 
On tourne le déclinomètre d'un angle connu, indiqué par le 
vernier du cercle inférieur, et on mesure sur la feuille déve- 
loppée la distance en millimètres des deux lignes de repère 
tracées avant et après cette rotation. Cette distance, diminuée 
du déplacement de l'image mobile pendant le même temps, 
correspond à la rotation du déclinomètre. La rotation en mi- 
nutes divisée par le déplacement corrigé (exprimé en millimè- 
tres) donne la valeur angulaire du millimètre, pourvu que le 
coefficient de torsion du fil soit trop faible pour introduire une 
correction sensible, ce qui est le cas. 
Malheureusement, dans le déclinomètre de l'Observatoire le 
1. Voir à ce sujet la fin de cette communication. 
