SUR l'organisation du service magnétique. 615 
miroir fixe n'est pas très stable, et lorsqu'on tourne tout le 
déclinomètre d'un angle accusé par le vernier du cercle infé- 
rieur, le miroir fixe tourne d'un angle difTérent tantôt plus 
grand, tantôt plus petit. Il s'ensuit que la valeur angulaire du 
millimètre, qui est le quotient de deux quantités petites, varie 
beaucoup d'une détermination à l'autre, même en prenant de 
grandes précautions. 
Une conséquence de ce qui précède, c'est que. lorsqu'on 
ramène le vernier du cercle inférieur à sa position primitive, 
la droite de repère sur la feuille développée a subi un déplace- 
ment sensible. L'incertitude de la valeur angulaire du milli- 
mètre est évidemment d'autant plus grande que ce déplacement 
du repère est plus considérable. C'est ce que montrent les me- 
sures suivantes : 
Dfttee. 
Yalenr angulaire 
DéTUtion 
da milUmëtie. 
du repère. 
189i novembre 15. 
1,628 
3"15 
» 16. 
1,5^ 
2.5 
» 28. 
1,567 

» 30. 
1,560 
0,5 
décembre 3. 
1.525 
0,5 
» 5. 
1,447 
3,9 
» 7. 
1,488 
0.4 
. 19. 
1,500 
0.2 
Si on laisse de côté les observations notoirement discordantes 
du 15 novembre et du 5 décembre, qui correspondent précisé- 
ment aux grandes valeurs de la déviation du repère, on trouve 
pour valeur angulaire du millimètre 
l™ = l'527. 
M. Mathias considère cette valeur comme exacte à 2 ou 3 
unités du troisième ordre, l'erreur pouvant atteindre 2 %. 
Graduation des em^egistreurs. — Cette graduation sera ob- 
tenue si Ion connaît les variations dH et dZ des composantes 
horizontale et verticale qui donnent un déplacement de 1 milli- 
mètre sur leurs courbes respectives. 
On utilise pour cela un barreau de comparaison identique à 
ceux qui actionnent le déclinomètre et le bilifaire. 
