616 MÉMOIRES. 
On place d'abord ce barreau horizontalement sur le pilier du 
déclinomètre à une certaine distance s dans la deuxième posi- 
tion de Gauss et on le laisse 10 minutes environ, après quoi on 
le retourne de 180" et on le laisse encore le même temps. 
Soit F la force exercée par le barreau du déclinomètre, et 2a 
la déviation subie par celui-ci, déviation accusée par un dépla- 
cement de m millimètres sur la courbe photographique, on a : 
tga = |^, FzzHtga, a = -^ X l'527, 
d'où F en fonction de H. 
On porte ensuite le barreau additionnel horizontaletnent sur 
le pilier du bifilaire dans la deuxième position de Gauss et 
à la même distance s que précédemment. 
Soit 23 la déviation du barreau du bifilaire, accusée par un 
déplacement de m' millimètres sur la courbe photographique, 
on a : 
^rfHi=Fz=Htga, 
d'où 
dU _2tgoi 
H m' 
Enfin, on place verticalement le barreau additionnel sur le 
pilier de la balance magnétique, à la même distance s que pré- 
cédemment et dans la même situation relative. 
Soit 2y la déviation du fléau de la balance accusée par un 
déplacement de m" millimètres sur la courbe photographique; 
on a en désignant par I l'inclinaison magnétique : 
tn" H 
'^ 6^Z = F =z H tg a = ^ Z tg a ; 
or -^ = cotg I , d'où 
ûZ 2 , , ^ 
