SUR l'organisation du service magnétiqxe. 617 
Prenons comme unité la sensibilité du déclinoinètre mesurée 
par le déplacement m ; les sensibilités du bifilaire et de la 
7n ' 7)1 " 
balance magnétique seront données par — et — . Or, d'après 
une circulaire de M. Mascart en date du 7 mars 1892, les sensi- 
bilités des appareils enregistreurs de Toulouse seront convena- 
bles si elles sont respectivement 
1, 1,1 et 1,3, 
ces sensibilités étant telles que -r^- et -=^ sont sensiblement 
uniformes pour toutes les stations magnétiques françaises. 
Les appareils enregistreurs ont été réglés conformément à ce 
but. Ce réglage a été très long et a exigé des tâtonnements 
réitérés rapportés dans les mesures suivantes : 
Dates. 
| = Htg. 
m 
H 
m' 
dZ 
Z 
•»" 
i94 novembre 1.5. . 
0,005988 
27,45 
0.(X)048:3 
24"8 
0,000424 
15-"5 
» 
16.. 
0,006021 
27.6 
0,000497 
24,2 
0,000438 
1.5.2 
)• 
19.. 
0,005890 
27,0 
0,000475 
24,8 
0,000407 
15.9 
» 
28., 
0,006143 
26,9 
0,000497 
24.7 
0,<XK>405 
16,65 
» 
30.. 
0,006120 
26,8 
0.000495 
24.7 
0,000:331 
20,35 
décembre 
! 3.. 
0,0061»4 
27,27 
0,000495 
25,0 
0,000254 
26,8 
» 
19.. 
0,006116 
27,55 
0.000493 
24,8 
0,000188 
a5,8 
» 
21.. 
0,006052 
27,25 
0.000407 
29.7 
0,00018/ 
35,55 
» 
26.. 
0,006052 
27,25 
0,000402 
30,1 
0,000191 
34,85 
Dans les deux dernières graduations, les sensibilités du bifi- 
laire sont 
1,090 et 1,105; moyenne: 1,10, 
et, dans les trois dernières, les sensibilités de la balance ma- 
gnétique sont respectivement 
1,30, 1,34 et 1,28; moyenne: 1,30. 
Le fonctionnement des enregistreurs est donc actuellement 
très satisfaisant. D'ailleurs les courbes sont très nettes et se 
prêtent très bien aux mesures. 
