210 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
interrupteur basé sur un principe tout à fait différent des 
précédents et qui paraît posséder des avantages spéciaux : 
c'est l'interrupteur électrolytique du D"" Vehnnelt, de Ghar- 
lottenbourg. Ces avantages consistent surtout dans une 
très grande rapidité des interruptions qui peuvent atteindre 
1,500 à la seconde : ce chifi're n'est pas encore fixé d'une 
manière sûre, mais il est certain qu'avec lui l'image ra- 
dioscopique est d'une fixité absolue. Il faut ajouter à cet 
avantage d'une importance capitale la possibilité d'em- 
ployer directement les courants de ville continus ou alter- 
natifs, la suppression du condensateur, etc. Ce sera donc 
un excellent appareil qui fera avancer d'un grand pas les 
applications médicales des rayons X. Il ne faudrait pas 
croire cependant que son emploi n'entraîne aucun inconvé- 
nient. En effet, il consomme à lui seul 70 à 80 % de l'éner- 
gie électrique, réchauffement rapide du liquide entraîne 
une détérioration facile des surfaces en contact, le fonction- 
nement devient mauvais dès que le voltage -descend au- 
dessous de 50 volts, de sorte qu'il est difficile de s'en ser- 
vir avec des accumulateurs comme source électrique. Je me 
place, bien entendu, exclusivement au. point de vue des 
applications médicales, et je suppose que l'on n'a à sa dis- 
position que les ressources ordinaires d'un cabinet de mé- 
decin ou d'un service d'hôpital. Le constructeur Carpentier 
vient cependant de créer un modèle d'interrupteur permet- 
tant d'employer des sources électriques de 20 à 30 volts; 
mais il faut chaque fois chaufl'er le liquide à 90°, ce qui 
dans la pratique est une grosse difficulté. En outre, à 
cause de la perte d'énergie signalée plus haut, l'intensité 
du courant doit atteindre 12 à 15 ampères. Le médecin a 
rarement à sa disposition une pareille intensité de courant. 
Aussi , malgré la supériorité, dans des cas spéciaux , de 
l'interrupteur électrolytique sur les autres interrupteurs, 
je crois encore intéressant de faire connaître une solution 
pratique du problème des interrupteurs à mercure que 
j'ai réalisée dans mon installation particulière. 
Pour répondre aux besoins actuels des applications mé- 
