212 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
glisse dans deux colliers distants l'un de l'autre de 15 cen- 
timètres, portés par le bâtis, et son extrémité supérieure est 
soutenue par un ressort fixé à une potence. 
La partie inférieure de V appareil est soutenue par une 
.tige de \.'^^h de diamètre qui traverse la table et vient se 
fixer sur le bâti supérieur, dont elle est isolée par des 
lames de fibrine. Elle porte un godet en verre de 10 centi- 
mètres de diamètre et 10 centimètres de hauteur qui con- 
tient l'alcool et le mercure. Une crémaillère et une vis de 
pression permettent de le fixer à toutes les hauteurs. Le 
réglage se fait une fois pour toutes en amenant au contact 
du mercure l'extrémité de la tige de platine lorsque la bielle 
est à moitié de sa course. 
La bielle est fixée sur un plateau qui porte plusieurs trous 
situés à des distances différentes du centre, ce qui permet 
de faire varier la course de la tige interruptrice. L'expé- 
rience m'a montré qu'un course de l''™5 était suffisante, 
pourvu qu'elle fût partagée exactement entre l'alcool et le 
mercure. 
En faisant fonctionner l'interrupteur à vide, j'ai cons- 
taté que même dans de l'alcool et du mercure bien propres, 
et avec une tige se déplaçant suivant une direction par- 
faitement rectiligne, il y a projection du mercure toutes les 
fois que l'extrémité passe du mercure dans l'alcool. Pour 
supprimer cet inconvénient, il suffit de réduire le diamètre 
de l'extrémité à 2'"™ et de rendre cette extrémité mousse. 
Avec cet appareil et en employant des courants d'une 
intensité de 10 à 12 ampères, il suffit de nettoj^er le godet 
tous les deux ou trois mois. Ce nettoyage est d'ailleurs des 
plus faciles, car le godet peut être séparé de l'appareil. 
Le moteur dont je me sers est relativement puissant 
(5 kilogrammètres), ce qui rend la marche très régulière. 
D'ailleurs, j'ai constaté qu'avec des courants de haute inten- 
sité la résistance à la rupture est assez considérable, et 
même avec un moteur puissant comme celui qui me sert, 
il se produit un ralentissement très marqué au moment où 
on établit le courant principal. 
