118 MÉMOIRES. 
B) Appareils pour V examen de la force musculaire. 
Tous les dynamomètres sont aptes à renseigner sur ce point, 
mais le dynamomètre de Burq, que voici, est préférable à 
tous parce qu'il est à l'abri de toute fatigue tendant à dépla- 
cer le 0, grâce au mécanisme tout particulier qui fait qu'on 
peut remettre sans cesse le au point voulu. 
Ce dynamomètre permet d'étudier la force du malade, soit 
à la pression, soit à la traction; à cet effet, il peut être serré 
dans la main , ou attaché à un mur de manière à exercer 
sur lui la traction voulue. Les résultats se lisent sur un limbe 
circulaire divisé à double graduation, l'un des chiffres se 
rapportant à la fois aux deux opérations. 
G) Thermomètres destinés à prendre la température sur 
les divers points du corps, 
lo Température sous les aisselles. 
Il faut, pour cette opération , deux thermomètres directs , 
très sensibles , étalonnés de manière à savoir s'ils marchent 
d'accord pour toutes les températures ; et, s'il y a une diffé- 
rence en un point quelconque des échelles, il est indispensa- 
ble de la connaître et d'en tenir compte à chaque observa- 
tion. 
Ces -thermomètres sont divisés sur tige, en dixièmes de 
dégrés, de manière à ce que la lecture de ces dixièmes soit 
très tacile. 
2o Température sur le corps. 
Pour prendre la température sur le corps, Burq a eu l'idée 
de construire un thermomètre spécial, que je mets sous les 
yeux de l'Académie ^ 
11 est constitué par plusieurs pièces essentielles. 
a) Le thermomètre proprement dit, dont le réservoir est 
1. Le thermomètre à cuvette hélicoïde, de Constantin Paul, est une 
malencontreuse copie de celui de Burq. 
