LA MÉTALLOSGOPIE ET LA MÉTALLOTHERAPIE. 119 
tourné en hélice horizontale, de naanière à bien faire appuyer 
la surface inférieure contre le point du corps choisi. 
La tige de ce réservoir est contournée de manière à 
décrire une circonférence. Cette circonférence et les circon^ 
férences multiples du réservoir en hélice sont sur deux 
plans horizontaux superposés, séparés l'un de l'autre par 
une distance de O'^Ol V2 environ, et parallèles entre eux. , ;. 
h) La tige s'engage dans une plaque horizontale et en ébbl 
nite, circulaire et percée dans son centre, sur laquelle, est 
fixé l'appareil d'une manière très solide, le réservoir étant 
au-dessous et la tige au-dessus de cette plaque en ébonite. 
c) Au-dessus de cette plaque, est fixée une autre plaque 
en cuivre p, avec des divisions en degrés et en V3 de degrés, 
autour de laquelle est une couronne de cuivre y, mobile 
autour de la plaque de même métal, sur laquelle se trouvent 
trois ouvertures, deux circulaires et un^e triangulaire, avec 
une tête de flèche saillante, S, B', s. 
En tournant la couronne t à gauche ou à droite, on suit 
à travers les trois ouvertures la tige contournée du thermo- 
mètre, et l'on peut voir par a et l' la colonne mercurieUe, 
dont on doit à chaque instant fi^xer la place au moyen de la 
tête de flèche e. 
d) A l'opposé des plaques précédentes se trouve une autre 
plaque fixe, séparée des premières par un intervalle qui 
permet d'appliquer un lien destiné à maintenir le thermo- 
mètre sur le point du corps dont on veut prendre la tempé- 
rature. 
Ce thermomètre doit être gradué avec le, pi us grand soin, 
une fois qu'il est complètement monté, et les degrés et 75 
de degrés sont marqués, alors seulement, sur la plaque de 
cuivre. 
é) Un bouton central, mobile, placé au-dessus du limbe à 
division, permet de fixer à chaque observation le point où 
se trouve la tête de flèche, et, par conséquent, de rappeler 
la température précédente, à chaque nouvelle observation. 
