120 . MÉMOIRES. 
i 
D. Rondelles de métal. 
Elles sont constituées par des couronnes métalliques de 
la grandeur du thermomètre, percées dans leur centre 
d'une ouverture circulaire pour laisser passer le réservoir 
du thermomètre, et elles reposent dans un canal circulaire 
de la plaque inférieure en ébonite, dans lequel elles sont 
libres. 
Gomme il est impossible d'avoir à l'état de couronne 
métallique tous les métaux et tous les métalloïdes, vu la 
cherté de certains métaux, et l'altérabilité ou l'état de flui- 
dité de certains métalloïdes, il faut avoir des rondelles de 
flanelle de la grandeur des couronnes métalliques, rondelles 
qu'on pourra imbiber de sels solubles de ces métaux ou de 
ces métalloïdes, ces sels agissant sur le corps à la façon 
des métaux eux-mêmes. 
Modification pratique au thermomètre de Burq, 
Ce thermomètre est assez incommode à lire, car, d'une 
part, les degrés ne sont divisés qu'en V55 et il faut pouvoir 
lire facilement les Vio> et d'autre part l'intervalle entre les Vs 
est tellement petit que la lecture est souvent incorrecte. 
Pour plus de commodité, j'ai fait porter le limbe divisé 
sur une couronne extérieure à la couronne mobile du ther- 
momètre de Burq, et les V10 sont, ainsi, tellement écartés 
l'un de l'autre, qu'au moyen d'une alidade à fil horizontal, 
placée sur la couronne mobile, on peut manœuvrer l'ai- 
guille indicatrice de telle manière qu'elle permet de lire 
non plus Vs ou le Vio dedegrés, mais le Vioo? si on le désire. 
La lecture se fait en rendant tangent à l'extrémité de la 
colonne mercurielle du thermomètre, le côté interne du fil 
métallique de l'alidade, de manière à ce que l'aiguille indi- 
catrice, qui n'est que la prolongation de ce fil, vienne se 
placer au point voulu de la graduation du limbe divisé. 
Cette opération se fait très facilement, en tournant la cou- 
