168 MÉMOIRES. 
M. Soret, de Genève, a fait de si heureuses applications à 
l'analyse et qui s'adaptent le mieux aux conditions de l'em- 
ploi de la lumière en thérapeutique. A la suite d'un article 
d'ensemble, que j'ai publié l'année dernière dans les Archi- 
ves d' électricité médicale, sur la nécessité des mesures en 
photothérapie et dans lequel je signalais les avantages des 
phénomènes de fluorescence pour ces mesures, mon collè- 
gue, M. Bordier, de Lyon, a proposé un petit appareil com- 
posé essentiellement d'une couche de sulfate de cuivre 
d'épaisseur variable, suivant les cas, et d'un petit écran au 
platino-cyanure. Cet appareil, très simple et d'emploi très 
commode, rendra de très grands services en thérapeutique 
lumineuse. 
PRODUCTION DE LA LUMIÈRE. 
L'action excitante, irritante des radiations très réfrangi- 
bles étant seule utilisée, on doit écarter immédiatement tou- 
tes les sources lumineuses dans lesquelles la proportion de 
ces radiations à propriétés chimiques n'est pas très élevée; 
exemple : becs de gaz, lumière oxyhydrique, acétylène, 
lampes à incandescence, etc. La seule source lumineuse 
réellement pratique est l'arc électrique obtenu soit avec des 
baguettes de charbon, soit avec des électrodes métalliques. 
Ces dernières ont l'avantage d'augmenter la proportion des 
radiations très réfrangibles dans l'ensemble des radiations 
émises. Un élève de Finsen, le D"" Bang, de Copenhague, a 
plus particulièrement préconisé les électrodes de fer refroi- 
dies par un courant d'eau. La lumière ainsi produite est 
exceptionnellement riche en rayons ultra violets, mais pau- 
vre en rayons visibles ; ce qui définit à la fois la nature et 
les limites de son action. 
Elle peut produire en deux minutes, à 1 mètre de distance, 
un érythème sur le visage. Malheureusement, ces radia- 
tions, presque uniquement ultra-violettes, sont très facile- 
ment transformées et absorbées par la plupart des milieux. 
La peau les absorbe très énergiquement ; elle se laisse évi- 
