LA MÉTHODE PHOTOTHÉRAPIQUE DE FINSEN, 171 
nomie et de commodité, cet appareillage présente les avan- 
tages suivants sur celui de Finsen. 
1^ Suivant les dimensions de l'obturateur, la zone active 
peut varier de 1 à 6 centimètres. Les appareillages Finsen 
ne permettent pas de dépasser 2 centimètres. 
2° L'intensité photochimique est suffisante pour que le 
temps d'exposition nécessaire ne dépasse pas vingt-cinq à 
trente minutes. Pour les appareils précédemment employés, 
la durée d'exposition était de une heure à une heure un quart. 
Malgré ses avantages sur l'appareil de Finsen, l'appareil 
de MM. Lortet et Genoud, présente encore de nombreux 
inconvénients pratiques. La compression, qui a une impor- 
tauce considérable au point de vue de la rapidité des résul- 
tats, est réalisée par le malade lui-même qui vient s'appuyer 
sur la lame de quartz du compresseur. La distance entre l'arc 
et le malade est trop grande, le changement des montures 
nécessité par la variété des surfaces cutanées à soigner est 
difficile à réaliser. Ce sont ces inconvénients que j'ai cher- 
ché à faire disparaître en adoptant un dispositif tout à fait 
différent des précédents et qui depuis quinze mois me donne 
toute satisfaction. 
DESCRIPTION DE l' APPAREIL. 
Il se compose de deux charbons placés à angle droit, l'un 
par rapport à l'autre. Cette disposition permet de diriger 
avec la plus grande facilité le faisceau lumineux sur le 
malade. Le charbon positif à 16 millimètres de diamètreet le 
négatifs millimètre seulement. Ces charbons sont portés par 
des charriots qui se déplacent suivant une ligne droite 
grâce à une vis à trois filets. Ces déplacements linéaires des 
charbons donnent au cratère une fixité parfaite à l'extfé- 
mité du charbon positif, et comme d'autre part, le négatif 
est très petit les radiations perdues sont réduites au mini- 
mum. L'arc employé varie de 10 à 15 ampères, grâce à une 
résistance variable. Cet arc est placé derrière une paroi 
métallique percée au niveau de l'arc d'un trou de 34 milli- 
