172 MÉMOIRES. 
mètres de diamètre intérieur. Ce trou a une profondeur 
de 11 millimètres, et à l'extrémité se trouve une lame de 
quartz qui représente la première face de la cuve à eau 
destiné à protéger le malade contre les radiations calorifi- 
ques produites par l'arc électrique. 
Une autre cloison en cuivre forme double paroi avec la 
première, et porte du côté opposé à l'arc une ouverture de 
6 centimètres de diamètre pourvue d'un pas-de-vis sur 
lequel on peut adapter diverses montures terminées par des 
lames de quartz de forme variable et dont les dimensions 
restent comprises entre 42 millimètres et 15 millimètres. Ces 
lames de quartz sont mises en contact pendant le traitement 
avec la peau du malade. Elles forment la deuxième paroi 
de la cuve à eau dans laquelle circule un courant d'eau 
froide. Les distances entre l'arc électrique et la peau du 
malade varient avec les diverses montures depuis 2 cen- 
timètres et demi, jusqu'à 4 centimètres et demi. Dans 
chaque cas, cette distance est, ainsi réduite au mini- 
mum. Le remplacement des montures se fait avec la plus 
grande facilité grâce à une clef qui peut se fixer dans deux 
encoches situées au deux extrémités d'un même diamètre 
de la base de la monture. 
L'appareil est suspendu et équilibré au moyen d'un con- 
tre poids. On peut ainsi amener instantanément la lame de 
quartz extérieure au contact de la surface cutanée que l'on 
veut traiter. 
Pour produire la compression, on se sert de quatre ban- 
des élastiques fixées sur des poulies à rochet et qui sont 
attachées, d'une part, aux quatre coins d'un coussin rectan 
gulaire placé derrièrele malade et, d'autre part à quatre cro- 
chets placés de même aux quatre coins de l'appareil. Grâce 
à ce dispositif, la compression peut être établie, progressi- 
vement; elle est tout à fait indépendante du malade, ce |qui 
la rend beaucoup plus efficace. On peut atteindre des com- 
pressions beaucoup plus énergiques, que par les autres 
moyens, précisément parce que la compression est établie 
progressivement, et que cette compression entraîne un degré 
