LA SPECTROPHOTOMÉTRIE PHOTOGRAPHIQUE. 361 
revient à sa position extrême à droite, on compte 1 ; quand 
il y revient pour la seconde fois, on compte 2, etc.; quand 
on compte 3, on met brusquement l'interrupteur dans la po- 
sition m'2. Le pendule P, en revenant de droite à gauche, 
met rélectro-aimant b^ en court circuit et l'obturation de 
l'ouverture o se produit. 
Après chaque impression photographique, on fait avan- 
cer la plaque P' d'une longueur invariable en tournant la 
vis V3 d'un certain nombre de tours (5 par exemple). 
La plaque photographique est développée avec des précau- 
tions qu'il serait trop long d'indiquer. Le bain d'oxalate de 
fer doit être additionné d'acide tartrique et de bromure de 
potassium. 
b) ÉTUDE DU CLICHÉ DEVELOPPE. 
On replace le cliché développé dans le châssis sur le cha- 
riot de la vis ¥3; on abaisse la plaque métallique de façon 
à remplacer l'ouverture 0' par l'ouverture 0". Le châs- 
sis est transporté dans un autre appareil comprenant une 
lampe Li à incandescence (16 volts, 16 bougies), une len- 
tille Di qui forment sur l'ouverture 0" l'image d'une portion 
rectiligne du filament de la lampe Li ; une lentille Dg donne 
une image réelle de 0'' sur une pile linéaire F fer cons- 
tantan en communication avec un galvanomètre G modèle 
Rubens (suspension en quartz) de grande sensibilité. La pile 
est placée dans une autre salle que la lampe, le châssis et 
les deux lentilles. Un obturateur spécial ouvre brusque- 
ment l'ouverture T percée dans la muraille séparant les deux 
pièces. Pour chaque position du cliché, on lit la première 
impulsion galvanométrique obtenue quand on ouvre brus- 
quement T. 
I 
