16 MÉMOIRES. 
bles par le fait du noircissement du tube qui rend son réglage 
beaucoup plus difficile et supprime du faisceau émis des 
radiations de plus en plus nombreuses au fur et à mesure 
que le dépôt de platine augmente d'épaisseur. Ce noircisse- 
ment est considérablement retardé par l'emploi du courant 
électrique produit par les machines dites statiques dont le 
sens est constant ou par l'emploi de soupapes de Villard soi- 
gneusement réglées qui suppriment le courant induit in- 
verse lorsqu'on se sert des transformateurs, mais il se pro- 
duit fatalement au bout d'un temps plus ou moins long. On 
ne peut donc pas se contenter en radiothérapie de mesurer 
exactement le courant électrique qui sert à actionner le tube 
producteur de rayons X (bien que cette connaissance soit 
déjà très utile), il faut encore mesurer le degré de pénétra- 
tion et l'intensité du faisceau de radiations employées. Je ne 
veux pas étudier les appareils qui ont été proposés dans ce 
but, car ils sont devenus classiques, je me contenterai de 
dire que pour mesurer le degré de pénétration des rayons X 
on se sert : 1" du spintermètre qui donne la longueur d'étin- 
celle équivalente à la résistance électrique du tube. Ce pro- 
cédé de mesure n'a qu'une valeur relative, mais il est pré- 
cieux cependant, lorsqu'on se sert toujours du même cou- 
rant électrique et du même tube, à cause de sa grande sim- 
plicité; 2° du radiochromètre de Benoist, dont les indica- 
tions sont très précises surtout avec le nouveau modèle dans 
lequel les épaisseurs d'aluminium varient par demi-millimè- 
tres. Dans les modèles de tube que l'on emploie actuellement, 
le réglage du degré de pénétration des rayons X se fait avec 
la plus grande facilité; on peut donc limiter l'action des 
rayons X à des couches de tissus plus ou moins.épaisses et, 
par exemple, dans les formes cutanées limiter l'action radio- 
thérapique à peu près exclusivement aux couches atteintes 
par la maladie. Lorsque les tissus altérés sont situés pro- 
fondément, nous ne pouvons malheureusement pas opérer 
aussi simplement, car le faisceau rendu plus pénétrant par 
un réglage préalable du tube est complexe et contient des 
radiations peu pénétrantes qui agissent sur les tissus sains 
