142 MÉMOIRES. 
POUVOIR RÉSOLVANT EN MICROSCOPIE 
SA MESURE 
Par m. Gh. FABRE^ 
Un objectif de microscope doit rendre visibles les éléments 
les plus minimes, tels que linéaments, détails de structure, 
stries, lignes d'un objet soumis à l'observation. 
L'expérience a prouvé depuis longtemps que cette pro- 
priété, ce pouvoi?' résolvant ne dépend pas de l'amplifica- 
tion que donne l'objectif; tel instrument grossissant un objet 
à 300 diamètres par exemple, fera voir de fines structures, 
des détails très délicats que tel autre objectif grossissant 
six cents fois sera incapable de montrer. Les théories de 
Abbe et de Helmoltz prouvent que pour une longueur d'onde 
déterminée ce pouvoir séparateur dépend de la plus ou 
moins grande quantité de rayons lumineux admis à former 
l'image; il dépend de l'ouverture numérique de l'objectif 
défini par la relation 
= n sin u, 
dans laquelle n est l'indice de réfraction du milieu (air, 
eau, glycérine, huile de cèdre, etc.) et u le demi-angle 
d'incidence des rayons extrêmes formant l'image. 
1. Lu dans la séance du^7 juin 1906, 
