LE POUVOIR RÉSOLVANT EN MIGROSGOPIE. 145 
Le micrographe qui voudra tirer le meilleur parti de ses 
instruments et établir les combinaisons optiques les plus 
commodes avec les oculaires et les objectifs dont il dispose 
devra donc connaître le pouvoir séparateur de ses objectifs; 
il suffit, d'ailleurs, de posséder un petit nombre de ces ins- 
truments. Une série qui comprendrait les objectifs de 
2 pouces, 2/3, 1/2, 1/6® et l/8« de pouce, les deux der- 
nières d'ouverture numérique 0,95 et 1,40, suffirait à toutes 
les observations les plus délicates. 
Bien des procédés ont été proposés pour mesurer l'ouver- 
ture numérique et par suite le pouvoir séparateur des objec- 
tifs; mais comme ce pouvoir séparateur réel approche d'au- 
tant plus de la valeur théorique que le pouvoir définissant 
est plus élevé, la seule mesure de l'ouverture numérique ne 
suffit pas. 
Cette ouverture numérique peut d'ailleurs être déterminée 
par l'emploi d'une traverse- lens et du dispositif employé par 
Toiles, Zentmayer, Beck, Ross et quelques autres construc- 
teurs. Ce dispositif consiste à relier la préparation à une len- 
tille à peu près hémisphérique qui sert à condenser la 
lumière sur la préparation; on mesure le demi-angle u que 
font avec l'axe de l'objectif les rayons extrêmes servant à 
former l'image. La formule 
= n sin u , 
dans laquelle n=l,52, indice de réfraction du verre, fait 
connaître cette ouverture par la seule mesure de l'angle u, 
mesure qui nécessite l'emploi d'un microscope avec sous- 
platine susceptible de tourner au-dessous de la platine et 
autour d'un axe horizontal passant au voisinage de son centre. 
Ce dispositif est à peu près abandonné aujourd'hui. 
L'emploi de Vapertomètre d'Abbe^ permet de mesurer 
avec précision l'ouverture numérique par l'écartement des 
1. Description of Professer Abbe's A pertome 1er (Journal of the 
Royal Microscopical Society, 1878). 
10 
