LE POUVOIR RÉSOLVANT EN MIGROSCOPIE. 147 
l/7«, l/6«, 1/5* et 1/4 de millimètre. La surface inférieure 
de ces couvre-objets est argentée, et dans cette argenture 
sont tracées des séries de bandes composées de lignes fines 
et très rapprochées. Le plus ou moins de netteté des bords 
de ces bandes, leur coloration, le brillant de l'image, per- 
mettent déjuger de la valeur des corrections effectuées par 
l'opticien, de même que la plus ou moins grande perfection 
de chacune de ces images permet de décider la meilleure 
épaisseur de couvre-objet pour un objectif donné et une Ion 
gueur de tube déterminée. Il faut une certaine expérience 
de ce test pour distinguer des différences qui , en somme, 
sont un peu délicates à observer : c'est en somme un test 
qualitatif; les suivants sont des tests quantitatifs. 
La carapace siliceuse des diatomées a fourni pendant 
longtemps et fournit encore des tests d'une certaine valeur ; 
mais l'on peut reprocher à ces tests leur variabilité. Les 
plus employées sont le Pleurosigma angulatum (2,200 
à 2,300 stries au millimètre), la Surirella gemma (2,400 
à 2,600 stries), la Frustulia saxonica (3,400 stries environ), 
et V Amphipleura pellucida (3,700 stries transversales et 
5,100 stries longitudinales). Ce dernier test a été considéré 
pendant longtemps comme le plus difficile des tests à ré- 
soudre. La mesure du pouvoir séparateur à l'aide des cara- 
paces des diatomées présente une incertitude provenant de 
ce que le nombre de stries par millimètre n'est presque 
jamais le même : il offre des variations assez notables dues 
aux différences individuelles. 
Cet inconvénient n'existe pas avec les réseaux tracés sur 
verre. Nobert, de Barth en Poméranie, est parvenu le pre- 
mier à tracer sur verre des séries de lignes de plus en plus 
rapprochées les unes des autres, constituant des bandes ou 
groupes de plus en plus difficiles à séparer. Dans le test à 
19 bandes, la première bande contient 7 lignes, dont l'écar- 
tement est tel qu'un millimètre en contiendrait 443 ; dans le 
dix-neuvième, le millimètre en contiendrait 4,430, et ces 
lignes sont au nombre de 57 dans la dix-neuvième bande* 
Nobert est mort sans faire connaître le mode d'emploi de sa 
