LE POUVOIR RESOLVANT EN MIGROSCOPIE. 149 
de ce test est admirable et laisse bien en arrière les tests de 
Nobert qu'il nous a été donné d'examiner. L'épaisseur du 
couvre-objet est d'environ 0"°'2, et sur toute la longueur de 
la bande, qui est de près de 20 millimètres, les lignes se 
montrent sans bavures, avec un écartement régulier. 
Une pratique assez longue de l'emploi de ce dernier test 
nous a montré que c'était actuellement le meilleur moyen de 
mesurer le pouvoir résolvant et le pouvoir définissant des 
objectifs. La longueur et la régularité des lignes permet 
aussi d'avoir une notion très nette de la courbure du champ 
de l'objectif soumis à l'essai, ce qui a une certaine impor- 
tance dans les applications de photomicrographie. 
J'ai cru devoir appeler l'attention de l'Académie sur la 
mesure du pouvoir séparateur pratique d'un objectif; c'est 
celui dont la réalisation exige- le plus d'habileté de la part 
du constructeur. Par l'emploi d'un objectif séparant d'une 
façon insuffisante, nous serons conduit, en bactériologie par 
exemple, à nier l'existence de micro-organismes ou à les 
ranger dans les bactéries ultra-microscopiques par ignorance 
du pouvoir séparateur limite de l'objectif employé. Ces erreurs 
sont la conséquence de la théorie dite élémentaire du micros- 
cope ; elles ne sont plus acceptables depuis que nous pos- 
sédons des notions plus précises sur le mode de formation 
des images dans le microscope. 
