TRAITEMENT DES ANGIOMES. 61 
rapport avec ce caractère particulier de la tumeur qui partie, 
d'une région très limitée, quelquefois un point à peine visi- 
ble, s'étend toujours par la périphérie et envahit les régions 
voisines. Ces tumeurs isolées de l'organisme s'étiolent et 
disparaissent régulièrement. L'expérience m'a conduit a 
adopter les règles suivantes : 1° commencer la destruction 
électroljtique dans les régions convexes où par conséquent 
il y a excès de surface cutanée; 2° abandonner la tumeur à 
elle-même dès qu'elle est suffisamment circonscrite; 3« à 
partir de ce moment n'intervenir que si la tumeur tend 
à rompre le cercle fibreux qui l'entoure. Avec ces précau- 
tions, non seulement on évite les brides cicatricielles disgra- 
cieuses, mais on ramène la surface cutanée correspondant à 
la tumeur sanguine au môme niveau que la surface cutanée 
avoisinante. 
Pour bien comprendre l'importance pratique de ces rè- 
gles, il suffit de se rappeler que les angiomes occupent 
généralement les parties découvertes du corps et plus parti- 
culièrement la face et le cou. 
Les angiomes érectiles sont très fréquents et il me serait 
facile de multiplier les exemples pour vous montrer la jus- 
tesse des conclusions que je viens de vous donner. Pour ne 
pas rendre cette communication trop longue, je me contente- 
rai de ces considérations générales et je passe maintenant à 
la description du procédé opératoire que j'ai adopté. 
Pour produire la destruction électroly tique, il faut em- 
ployer des électrodes nues, à la surface desquelles les pro- 
duits chimiques mis en liberté pourront s'accumuler. D'autre 
part il faut que ces électrodes puissent pénétrer dans les 
tissus, car les angiomes sont souvent profonds. Pour ces 
deux raisons on emploie des aiguilles métalliques. Tant(M 
elles sont faites d'un, métal qui, pendant l'opération, reste 
inattaqué, c'est ordinairement le platine. Ces aiguilles peu- 
vent être fiambées sans que leur surface s'altère et leur in- 
troduction dans les tissus ne peut pasprovoipier d'infec-tion. 
Tantôt elles sont simplement en acier. Je préfère ces der- 
nières pour les deux raisons suivantes : 1° leur pointe est 
