62 MEMOIRES. 
beaucoup plus acérée et par suite leur introduction dans les 
tissus beaucoup plus facile; on peut les diriger très exac- 
tement suivant la direction que Ton a choisie à Tavance et 
on risque moins de léser un organe avoisinant délicat, tel 
qu'un filet nerveux ou même l'œil, autour duquel les angio- 
mes sont souvent placés ; 2° à l'action électrolytique, s'ajoute, 
au pôle positif, l'action coagulante du perchlorure de fer 
qui permet un arrêt plus rapide et plus complot de la circu- 
lation sanguine dans la tumeur. 
Pour utiliser le mieux possible cette action coagulante du 
perchlorure de fer, je place toujours une aiguille négative 
entre deux aiguilles positives. Ces aiguilles d'acier ne peu- 
vent pas être flamblées, car leur surface s'altère dans la 
flamme, et alors leur introduction devient plus difficile 
que pour les aiguilles de platine. Pour supprimer l'inconvé- 
nient do la septicité des aiguilles d'acier, il suffît d'avoir un 
matériel électrique de fonctionnement assez sûr pour n'avoir 
jamais à retirer une aiguille enfoncée dans les tissus avant 
que le courant électrique ait passé pendant un temps suffi- 
sant. Les produits chimiques, tous très actifs, résultant de 
l'action du courant, produisent l'antisepsie beaucoup mieux 
que le meilleur flambage. Cette sécurité dans le fonctionne- 
ment de l'appareillage électrique, je ne l'ai pas trouvée dans 
le matériel existant dans le commerce. Les deux appareils 
les plus communément employés pour l'électrolyse sont le 
manche double construit par Verdin et le porte-aiguille 
simple de Gaifïe. Ils présentent, l'un 'et l'autre, surtout le 
manche double, plusieurs points dont le nettoyage n'est pas 
possible et qui, par suite, peuvent causer l'interruption du 
courant. C'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois au début de 
ma pratique électrolytique, et dès ce moment j'ai cherché un 
meilleur appareillage, tin autre inconvénient de ces deux 
appareils m'a confirmé dans cette résolution. Comme vous 
le voyez, ces deux porte-aiguilles sont assez volumineux, 
assez lourds, et il n'est pas possible de les abandonner pen- 
dant l'opération. Or, cette opération dure toujours plusieurs 
minutes, quelquefois un quart d'heure et au delà, et, quelle 
