SUR l'emploi du photomètre de zôllner. 91 
SUR L'EMPLOI DU PHOTOMÈTRE DE ZOLLNER 
INTENSITÉS RELATIVES DES COULEURS 
Couleur d'Uranus. 
Par M. D. SAINT-BLANCAT 1 . 
Les résultats de mes observations photométriques d'Ura- 
nus et de Neptune ont déjà été publiés dans ces Mémoires' 1 . 
Je me propose de compléter ce travail, pour Uranus, en ajou- 
tant des déterminations de la couleur de cette planète. 
Je joins à cette publication un exposé des conditions dans 
lesquelles se font mes mesures. A cet effet, je donne succes- 
sivement quelques détails d'installation et d'emploi du pho- 
tomètre de Zôllner, et la formule représentant la perception 
des diverses couleurs par mon oeil. 
1. Le photomètre de Zôllner a été décrit par son inventeur 3 
et d'autres auteurs, parmi lesquels il convient de citer 
M. Mùller 4 . Les divers appareils construits sur ce modèle 
diffèrent seulement par de menus détails. Dans celui de 
l'Observatoire de Toulouse, et dont je fais usage, le cercle 
d'intensité est partagé en quatre quadrants divisés en degrés; 
on évalue sans vernier les dixièmes de degré. La chiffraison 
est telle que deux quadrants consécutifs ont ou le même 
1. Lu dans la séance du 8 mai 1913. 
2. Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles- 
lettres de Toulouse, 10 e série, tome XII, année 1912, p. 59. 
3. Grundzûge einer allgemeiner Photomelrie des Rimmels. 
4. Die Photomelrie der Gestirne. 
