92 MÉMOIRES. 
point 0° ou le même point 90°. Toutes mes mesures sont fai- 
tes dans les quatre positions relatives des niçois, ce qui éli- 
mine les erreurs d'index et d'excentricité. 
J'ai tout de même recherché ces erreurs et les ai trouvées 
nulles. 
L'extinction de l'étoile artificielle correspond à la lecture 
0" du cercle d'intensité. 
L'étoile artificielle est l'image d'une ouverture circulaire 
pratiquée dans un écran, qui intercepte partiellement la 
lumière d'une lampe électrique à filament métallique. La 
lampe est actionnée par deux accumulateurs. Un voltmètre 
pourvu d'un rhéostat sert à régler l'éclairage. 
L'écran, qui peut tourner autour d'un axe parallèle aux 
axes des niçois, est pourvu de sept ouvertures de diamètres 
différents permettant d'obtenir des images de grandeurs 
variées. 
Le quartz servant à la coloration de l'étoile artificielle est 
droit; son épaisseur est de 5 mm 140. J'ai déterminé ce nom- 
bre de deux façons : 1° à l'aide d'une vis micrométrique; 
2° par la position de la teinte sensible. Les deux méthodes 
ont donné des résultats qui ne diffèrent que de quelques mil- 
lièmes de millimètre. 
Le cercle du colorimètre est gradué de 0° à 360°. Il y a 
une erreur d'index : toute lecture faite à ce cercle doit être 
augmentée de 0°,5. 
Les sections principales des trois niçois sont parallèles 
pour les lectures suivantes des deux cercles : 
Cercle d'intensité 90°,0 
Cercle du colorimètre . 89°,5 
L'appareil est adapté à une lunette de m 19 d'ouverture et 
de 2 ra 30 de distance focale. On peut commodément observer 
des étoiles ne dépassant pas la dixième grandeur. Pour les 
étoiles des trois premières grandeurs, il faudrait diaphrag- 
mer l'objectif. 
Le lieu d'observation est à 210 mètres d'altitude, dominant 
le parc et tous les bâtiments de l'Observatoire. 
