NOTICE SUR l'hypsonomf:. 271 
La précision des lectures sera devenue, il est vrai, dix 
fois moins grande, mais, en revanche, on n'aura plus besoin 
d'autant d'exactitude en raison de la grande difïérenco (|ui 
existera entre les cotes de deux points voisins. 
Enfin, si, par extraordinaire, les cotes des deux points- 
repères différaient entre elles de plus de 100 mètres, on ferait 
représenter aux chiffres des fenêtres des centaines de mètres. 
REMARQUE 
Il peut arriver que, par suite des valeurs relatives des 
cotes des points-repères A et A' et de la distance qui sépare 
ces points, la ligne de foi TT se trouve être : soit presque 
parallèle à la règle HH, ce qui enlève de la précision à la 
détermination de la cote(c") répondant à un point donné A" ; 
soit presque perpendiculaire à cette règle, ce qui diminue 
alors l'exactitude de la détermination de la position d'un 
point dont la cote est donnée. 
Ce défaut n'offre pas d'ordinaire, surtout dans le premier 
cas, grand inconvénient, parce que la précision dont on a 
besoin diminue en même temps que celle de l'instrument. 
Dans le second cas (qui se présente lorsque la pente du 
terrain est très faible), on pourra y obvier aisément en fai- 
sant indiquer aux chiffres des fenêtres des décimètres au 
lieu de mètres. 
RÉSUMÉ 
Après avoir, dans ce qui précède, décrit en détail Tappa- 
reil et montré son fonctionnement, nous croyons utile de 
résumer en peu de mots, à titre de Mémento ou d'Instruc- 
tion pour son usage, sa manœuvre pratique : 
Ayant à trouver la cote d'un point situé sur l'alignement 
de deux points cotés ou points -repère s A et A' d'un plan 
{fig. i), on pose Thypsonome à plat sur le dessin, en ame- 
nant la pointe de l'aiguille fixe X {fig. 9) sur le point- 
