NOTICE SUR l'hypsonomf,. 275 
A cet effet, le tourillon de ce levier (voir la fi(j. 13 qui en 
représente le dessons) est engagé dans une ouverture circu- 
laire du socle S, et il est maintenu appliqué contre ce socle 
par une grosse vis centrale. Celle-ci 
est vissée dans ce tourillon, et sa 
tête s'appuie (avec interposition 
d'une plaque en losange) sur un 
disque mince en acier D permet- 
tant., par sa flexibilité, de régler la 
pression. 
Ce disque flexible, qui s'appuie 
1 Fig. 1:5. 
a son tour par son bord sur un 
épaulement ménagé dans l'ouverture du socle, est entraîné 
dans les mouvements du levier V par deux tiges t et t' vis- 
sées dans le tourillon et dont les têtes passent dans des trous 
pratiqués dans le disque. 
Un certain jeu est nécessaire dans ces trous, afin que ce 
dernier puisse obéir sans coinçage au serrage de la vis 
centrale; mais ce jeu, dans les mouvements angulaires do 
va-et-vient du levier-règle, quand on se sert de l'instrument, 
suffirait, en laissant se déplacer légèrement à chaque fois le 
disque D par rapport au levier V, à desserrer peu à peu la vis. 
J'ai pu y obvier en ovalisant le trou dans lequel passe 
l'une des tiges t et en munissant le haut de celle-ci d'une 
tête ovale. Lorsqu'on a réglé avec la vis centrale la pression 
du disque, il suffit de faire tourner cette tête ovale, avec un 
tourne-vis introduit dans une fente pratiquée à son extré- 
mité, pour la faire coincer dans son trou et rendre ainsi 
insensible le déplacement dont nous parlons. 
On pourrait, pour plus de sécurité, en faire autant pour 
l'autre tige t\ qui compléterait ainsi l'action de la première; 
mais la disposition adoptée paraît suffire. 
Position des aiguilles. 
Dans le modèle décrit {fig, 9), l'aiguille mobile Y est pla- 
cée plus bas que l'aiguille X et a sa pointe orientée vers 
