474 MEMOIRES. 
11 ne peut, sans le compliquer à cet effet, indiquer, comme 
le font les appareils précédents, des cotes de points situés sur 
le prolongement de la ligne qui joint les points-repères du 
côté où se trouve l'aiguille mobile ou la pièce qui la remplace. 
Enfin, lorsqu'on opère vers le sommet de Téchancrure 
et qu'on a à rapprocher beaucoup le bord mobile du bord 
fixe, il devient difficile de pointer entre ceux-ci, au crayon, 
sur le plan. 
Dans cet appareil le degré de précision ne peut être affecté 
très sensiblement par les inclinaisons que peut y prendre la 
pièce V, mais cet avantage est ici, comme on verra, plus 
spécieux que d'une valeur bien réelle et ne saurait d'ailleurs 
compenser ses sérieux défauts. 
DEUXIÈME DISPOSITION 
Cette variante du système vu sur la fig, 7 constitue un 
hypsonome réduit, théoriquement, à une extrême simplicité. 
En effet, dans cette fig. 7, répondant à la cinquième solu- 
tion, l'angle VOS, quoique invariable, avait une valeur arbi- 
traire. On a rendu ici cet angle nul, de sorte que les angles 
SOP et VOT se confondent, constituant, ainsi, un angle 
unique dont les côtés serviront à indiquer à la fois les points 
sur le plan et leurs cotes respectives sur l'échelle divisée. 
L'appareil qui en dérive est représenté, en perspective, 
par la fig. 18. 
Son socle SS' a la forme d'un rectangle allongé, dont l'an- 
gle inférieur de gauche a été coupé à 45 degrés. 
Le côté gauche S de ce socle est constitué sur la majeure 
partie de sa longueur (comme on en a vu un exemple dans 
la quatrième solution) par une feuille mince dont le bord rr' , 
devant remplir l'office de règle, est bien rectiligne. 
La partie droite S' du socle, plus épaisse, porte une rai- 
nure UU, parallèle au bord rr', dans laquelle on peut, avec 
la poignée M, faire glisser un chariot GG. 
