NOTICE SUR L'HYPSONOME. 
479 
de la pièce V, mais il présente tous les défauts de celui-ci 
et y en joint encore de nouveaux. 
On a été obligé d'employer des feuilles 7ninces pour la 
règle V et le côté gauche S du socle, afin que la hauteur des 
bords TT' et rr' de ces pièces, qu'on ne peut biseauter, ne 
gêne pas le bout d'un crayon, lorsque, ces bords étant très 
rapprochés, on veut marquer avec celui-ci, sur la ligne des 
points-repères, un point de cote déterminée. 
Il en résulte un défaut de rigidité et de solidité de ces 
parties de l'appareil. 
Celui-ci, étant assez léger, tend à se déplacer sur le dessin 
quand on fait mouvoir à la surface du papier la longue 
règle V. 
D'autre part, la pièce qui relie cette règle V à la partie 
inférieure du tourillon placé en a dû être déviée et évidée, 
afin d'assurer la visibilité du point et de ménager, sous 
ce tourillon, un espace suffisant pour loger la lame H H 
lorsque, les lectures ayant lieu sur le biseau postérieur de 
celle-ci, on se trouvera obligé d'opérer très près du som- 
met 0. 
Le porte à faux qui en résulte nuit à la solidité des pièces 
et à la précision de la rotation autour de 0. 
Enfin, si l'on a à marquer au crayon des points sur la 
ligne AA', les saillies des pièces deviendront encore fort 
gênantes pour l'opérateur lorsque celle-cir et la règle divisée 
se trouveront placées à la fois très près du point 0. 
On voit donc que cet appareil, bien qu'en théorie d'une 
simplicité séduisante, est, en réalité, de construction assez 
compliquée, fragile, et encore moins pratique que le précé- 
dent. 
11« SÉRIE. — TOME III. 
3L 
