482 MÉMOIRES. 
On a vu que dans les hypsonomes à mouvement angulaire, 
la précision n'est pas sensiblement modifiée par la valeur 
des inclinaisons que peuvent y prendre certaines pièces, 
alors qu'il n'en est pas de même dans les appareils à mou- 
vement de translation. 
Dans ces derniers, la détermination de la cote, répondant 
à un point donné de la ligne des points -repères, perd 
beaucoup de sa précision lorsque le levier V, étant presque 
vertical, approche du parallélisme avec la règle divisée, 
et la fixation, sur cette même ligne, d'un point dont la cote 
est donnée devient peu précise aussi lorsque le levier Y est 
presque horizontal. 
Ces défauts se produisent quand il existe une très grande 
disproportion entre la valeur de la différence des cotes des 
deux points-repères et la grandeur de la distance qui sépare 
ceux ci sur le plan. 
Du reste, dans ces cas extrêmes, la précision dans les 
appareils à mouvement angulaire se trouve aussi très atté- 
nuée en dépit du peu d'importance des effets résultant de la^ 
variation des inclinaisons des parties mobiles; car les por- 
tions des bords de celles-ci qui, dans ce genre d'instruments, 
déterminent, par leur déplacement angulaire, les cotes sur 
la règle divisée et les points sur le plan, constituent, à 
partir de l'axe de rotation, des rayons vecteurs ayant alors 
des dimensions relatives très inégales. 
De tels défauts devaient donc être inhérents à l'appareil 
que nous avons dû choisir. 
Dans le second des cas mentionnés ci-dessus qui se pré- 
sente quand le terrain est très plat, il est facile comme on 
l'a vu, la différence des cotes des points-repères ne dépassant 
pas un mètre, d'y remédier en faisant marquer aux chiffres 
des fenêtres de sa règle divisée des décimètres au lieu de 
mxtres. 
Mais dans le premier cas, qui se produit quand la distance 
des points-repères étant très faible la différence de leurs cotes 
est très grande, lorsqu'on veut obtenir un abaissement du 
levier V afin de diminuer Tacuité de son angle avec la règle 
