106 
på titelbladet (till aftrycket i Amoen. acad., men ej till 
originaldisputationen) namnes som författare, och således 
præses sjelf, Linné, författat de 2 andres dispu ta tioner 
och sannolikt äfven dennes. 
Smärre notiser. 
Elektriskt ljus för mikroskopering. 
För mången är det nödvändigt att mikroskopera vid 
konstgjord belysning. Om man använder en större lampa 
och en ”skomakarekula” fyld med en blåaktig vätska, kan 
man ju få någorlunda godt ljus, fastän värmeutstrål¬ 
ningen mången gång kan vara besvärlig. Derför var det 
naturligt att man försökte använda elektriskt ljus härtill. 
Ett exempel på ett af de olika slag af elektriska belys¬ 
ningsapparater för mikroskopering som konstruerats, äro 
vi i tillfälle att här meddela i två träsnitt, näml. 
Nyrops elektriska lampa, som konstruerats på uppmaniug 
af kand. V. A. Poulsen i Köpenhamn. 
Denna apparat består af en liten Edisons glödlampa 
(fig. 1 I) omkring 8 mm i diameter, som kan bränna 
omkr. 500 (à 1000) timmar, innan koltråden är förbrukad. 
Den del som håller glödlampan består af en invändigt 
blankpolerad metalltratt (g) och en liten elfenbensknapp 
(h), som tjenar att hålla de 2 från lampan utgående pla- 
tinatrådarne isolerade såväl från hvarandra som från 
lampans metalldelar, samt en metallring (i), som samman¬ 
håller glödlampan med nämnde reflektor. Falsen Jc kan 
upptaga ett mattslipadt eller mjölkfärgadt glas, som är 
nödvändigt att bruka vid lägre förstoringar, för att få 
diffust ljus. 
Denna så monterade lampa kan fastsättas vid hvil¬ 
ket mikroskopbord som helst med hjelp af det på fig. 2 
af bildade stativ; a är en skruf; b en cylinder, som kan 
