45 
sobre una de las caras del cristal sobrepuesta á la mira directa: des¬ 
pués liacer girar, por medio del círculo t>, el limbo que lleva necesa¬ 
riamente en su movimiento el cristal, hasta que el ojo percibe rigu¬ 
rosamente, en la misma posición, la mira superior reflejada sobre la 
segunda cara del cristal y en coincidencia con la mira inferior. 
El ángulo queda medido por la indicación del nónius, que da el 
suplemento del ángulo del cristal, como lo demuestra la íig. 92. 
dG. El goniómetro de Charles se compone de un limbo móvil a, b, 
alderredor de un eje, en un pie y con tornillos V, V, V, como apa¬ 
rece en la fig. 93. a ; de una alidada e,f, igualmente móvil alderre¬ 
dor del mismo eje, en la que hay una cubierta de cera para colocar 
el cristal; de un anteojo d, con un hilo vertical; y de dos niveles, 
njüp- 
Arreglado eí anteojo debidamente,se hace coincidir el hilo con la 
esquina de un edificio que sirve de mira: se coloca el cristal con la 
arista principal y se nota la reflexión sobre una de las caras del án¬ 
gulo diedro, de manera que la mira quede cubierta por el hilo del 
anteojo: la misma operación se practica respecto de la segunda cara, 
y así se consigue, con algunos tanteos, dar la debida posición al cris¬ 
tal. Para obtener el ángulo, se lee el que forma la alidada con el 
cero, en el momento en que coincide el hilo con el objeto reflejado 
por una de las caras: se hace girar después la alidada sola, hasta ha¬ 
llar la coincidencia en la segunda cara, V el ángulo que resulta for¬ 
mado por el movimiento de la alidada, será el suplemento del ángulo 
que se busca. 
±7. El goniómetro de Babinet (fig. 94. a ), se compone de un sus¬ 
tentáculo ó pie de latón A, que recibe el mango de madera B, en el 
que está fijo el instrumento, cuyo círculo graduado es O, C: dos an¬ 
teojos, D, A’, el primero fijo y el segundo móvil, sirven de miras, por 
medio de los hilos representados separadamente en a, b: hay, ademas, 
el nónius f y la plataforma F, como la del goniómetro de Charles. 
Para medir un ángulo, se comienza por arreglar los anteojos, ha¬ 
ciendo que los hilos se vean claramente, para lo cual se aproxima ó 
aleja el lente ocular: después se hace lo mismo con el tubo que lleva 
los hilos, teniendo esto por objeto percibir con toda claridad los cuer¬ 
pos colocados á distancia: un movimiento de rotación al tubo, basta 
para dar á los hilos la posición representada en a, h: dispuestos asi 
los anteojos, se colocan en su lugar; el puntó de cruzamiento de los 
