224 
II. Besprechungen. 
Temperaturdifferenzen sowohl in horizontaler wie in vertikaler Richtung 
bestehen. Durch Erganzungen in der Heizentwicklung nnd Hinzunahme 
eines Bades konnen wir jedocb auch diesen Nachteil noch vermindern. 
Fiir die Messung solcb hoher Temperatnren wurde in dem 
Platin-Platinrhodium-Thermoelement ein wichtiges Hilfsmittel aus der 
physikalischen Technik mit Erfolg iibernommen. Taucht die eine Lot- 
stelle in Eis, wahrend die andere im Heizraum sicKbefindet, so kann man 
zunachst die elektromotorische Kraft des Elementes, in Mikrovolt ge- 
messen, zur genauen Charakterisierung der Temperatur der fraglichen 
Stelle benutzen. Bei der Umrechnung auf Grade laBt sich nach A. L. 
Day und R. B. Sosman (16) selbst bei 1550° noch eine Genauigkeit von 
ungefahr 2° erzielen; die MeBmethode selbst hat also, verglichen mit 
Nachteilen, welche am Beobachtungsobjekt haften, eine weitgehende 
Genauigkeit. Die Grundlage fiir das MeBverfahren bildet nun eine 
Skala genau bestimmter Vergleichstemperaturen, bezogen auf das Gas- 
thermometer. A. L. Day und R. B. Sosman haben nun, aufbauend 
auf solche in der Physik schon langer gebrauchte Hilfsskalen, speziell 
eine erweiterte Reihe von Standard-Schmelzpunkten fiir die Zwecke der 
chemisch-mineralogischen Untersuchung aufgestellt. Um den Verlauf 
einer Temperaturmessung naher kennen zu lernen, wollen wir ein Beispiel 
der oben zitierten Abhandlung von N. L. Bowen entnehmen. Zunachst 
wird das Thermoelement in Verbindung mit dem zu beniitzenden Ofen 
kalibriert mit Hilfe dreier bekannter Standardschmelzpunkte. Bei den 
fraglichen Schmelzpunkten (I) ergab sich die elektromotorische Kraft 
in Millivolt (II): 
I II 
Li 2 Si0 3 1201 ± 1° 11950 
CaMg(Si0 3 ) 2 1391,3 =b 1,5° 14180 
CaAl 2 Si 2 0 8 1549,5 ± 2,0° 16030 
Diese beobachteten Spannungen weichen von dem Normalelement 
etwas ab; die Abweichungen ergeben sodann die erforderlichen Korrek- 
turen. Man konnte aber auch aus diesen drei Beobachtungen die Kon- 
stanten der Gleichung ermitteln, welche die Beziehung zwischen elektro- 
motorischer Kraft und Temperatur zum Ausdruck bringt, und nun um- 
gekehrt diese Gleichung benutzen zur Berechnung der Temperatur aus der 
beobachteten elektromotorischen Kraft (16). Nach der Kalibrierung er- 
folgt nun die Anwendung zu neuen Bestimmungen, z. B. zur Ermittelung 
des End- und des Anfangspunktes derErstarrung einer Plagioklasmischung 
AbgAn!. Beobachtet wird wieder die elektromotorische Kraft (I) in Milli¬ 
volt und daraus jetzt die Temperatur in Grad (II) abgeleitet: 
I " II 
Punkt der Soliduskurve: 11900—12000 1205 dz 5° 
Punkt der Liquiduskurve: 14200 1394 — 2° 
Die rein physikalische Seite der Temperaturmessung ist also, wenig- 
stens fiir einen kleineren Versuchsraum, auch fiir mineralogische Zwecke 
