Modification der Kühl-Vorrichtung beim Platten-Verfahren. 
469 
Apparate können von Dr. R. Muencke, Berlin, Louisenstr. 58, bezogen 
werden 6e3 . 
A. Pfeiffer (797) empfiehlt, an Stelle der Glastafeln als Unterlage 
für die Glasplatten auf den bekannten Nivellirdreiecken, einen rings 
geschlossenen flachen Kasten von starkem Zinkblech (Seitenlange 
je 25 cm, Höhe nur 1 */ 2 bis 2 cm) mit ca. 4 bis 5 cm weiter, mit Stützen 
versehener Eingussöffnung an einer Ecke, zu benutzen 664 . Durch Ein¬ 
füllen von Wasser kann man die Wände des Kastens beliebig temperiren. 
Wasser von 8 bis 10° R. genügt, um das Erstarren der Gelatine in aller¬ 
kürzester Frist zu bewirken; beim Guss von Agar-Platten kann man 
statt des kalten Wassers entsprechend erwärmtes einfüllen, um der zu 
frühen Erstarrung des Agar vorzubeugen. Der Nichtbedarf von Eis, 
die Dauerhaftigkeit und der geringe Preis des Kästchens, die Zeit- 
ersparniss und die Sicherheit bei der Anfertigung der Platten sind Vor¬ 
züge, deren sich die Anwendung des neuen Apparates gegenüber dem 
alten Kühlungs-Verfahren rühmen darf. 
Petri (796) giebt nach einer historischen und kritischen Besprechung 
der seither angewendeten Methoden der bacteriologischen Luft¬ 
untersuchung eine ebenso ausführliche als lehrreiche Darlegung einer 
neuen von ihm ersonnenen Methode der Luftkeim-Untersuchung und der 
zahlreichen damit angestellten Versuche. Petbi’s Verfahren besteht 
darin, dass die zu untersuchende Luft unter Anwendung eines kräftigen 
Aspirationsmechanismus (Wasserstrahlpumpen, Luftpumpen) durch ein 
Sandfilter gesaugt wird. Der für das Filter zu verwendende Sand 
soll eine Korngrösse von 0,25 bis 0,5 mm haben und muss vorher aus¬ 
geglüht sein. Der Sand wird in Form von zwei durch kleine napf¬ 
förmige Drahtnetze gestützten Pfröpfchen, von je 3 cm Länge und 1,5 
bis 1,8 cm Durchmesser in ein 8 bis 9 cm langes Glasrohr eingebracht. 
In der Mitte des Glasrohrs treten die beiden Filter in Berührung mit 
einander. Das zweite Filter dient nur als Controlle für die Sufficienz 
des ersten und muss keimfrei bleiben, während im ersten alle keim- 
haltigen Stäubchen aus der aspirirten Luft zurückgehalten werden sollen. 
Nach Einbringung der Filter werden die beiden Oeffnungen des Glas¬ 
rohrs möglichst fest mit Wattepfropfen geschlossen. Beim Versuche 
werden die Watteverschlüsse entfernt und das eine Ende des Filter¬ 
rohres durch ein Bleirohr mit der Saugvorrichtung verbunden. Das 
Ansaugen soll nicht schneller vorgenommen werden, als die Entnahme 
von 10 Liter Luft in einer bis zwei Minuten erfordert. Die Geschwindig- 
663 ) Genauere Angaben über die Gebrauchsweise derselben findet der 
Leser im Original sowie in unserem bez. Referat in der Zeitschr. t. wissensch. 
Mikroskopie Bd. IV, 1887, Heft 4 p. 505. 
664 ) Der Apparat ist, nach Pfeiffer’s Angaben gefertigt, bei Dr. Rohr¬ 
beck (Berlin NW., Carlstr. 24) zu beziehen. 
