Tuksini’s Injectionsapparat. 
483 
zu können und sich nicht zu verkleinern oder zu glimmen, wenn er der 
Flamme ausgesetzt wird 678 . 
Tursini (811) hebt hervor, dass die KocH’sche Injectionsspritze, 
trotz ihrer wesentlichen Vorzüge vor der gewöhnlichen PßAVAz’schen 
Spritze, doch noch mit einigen nicht unerheblichen Mängeln behaftet sei. 
Damit der Stempel luftdicht schliesse, sei es nothwendig, denselben nach 
der Sterilisation der Spritze herauszuziehen und in sterilisirtem Wasser 
anzufeuchten; unterdessen werde die sterilisirte Luft in der Aspirations¬ 
kammer durch ungereinigte ersetzt, wodurch das Experiment, wenn 
nicht vereitelt, so doch in seiner Reinheit beeinträchtigt werden könne; 
auch sei Koch’s Spritze zu klein, um bei tieferen Höhlen eine Injection 
resp. Aspiration von Flüssigkeiten ausführbar zu machen. Diesen Män¬ 
geln abzuhelfen, hat Tursini einen Injectionsapparat construirt, dessen 
Einrichtung wesentlich in Folgendem besteht: 
Die eigentliche Spritze ist durch eine in der Mitte mit einer Ein¬ 
ziehung versehene Glasröhre repräsentirt, an deren unteres Ende die 
Injectionscaniile eingeschmolzen ist, während das obere, verschmälerte, 
offne Ende mit Watte gefüllt und durch einen Gummischlauch mit einer, 
als Säugpumpe dienenden, gewöhnlichen Spritze von 10 ccm Inhalt ver¬ 
bunden ist. Der erstgenannte Theil des Apparates ruht innerhalb eines 
Probirglases, dessen Oeffnung durch einen, das verschmälerte obere 
Endstück der Injectionsspritze rings umfassenden, Wattepropfen ge¬ 
schlossen ist. Behufs Anwendung des Apparates wird die in das Probir- 
glas eingeschlossene Spritze im Trockenschrank sterilisirt, sodann die 
Verbindung mit dem Gummischlauch hergestellt und nun die Flüssigkeit 
mittels Aufziehens des Stempels der Saugspritze aspirirt. Um den 
Apparat noch sicherer und bequemer zu machen, verbindet man das 
spitze Endstück der Saugspritze mit einem kleinen rechtwinkelig ge¬ 
bogenen Glasröhrchen, dessen längerer Schenkel parallel mit der Spritze 
nach abwärts läuft, um an seinem unteren freien Ende an ein kleines 
Gummiröhrchen Anschluss zu finden, welches durch eine Quetschpincette 
geschlossen werden kann. Letztere wird mit Daumen und Mittelfinger 
zugeklemmt, während der Zeigefinger das Aufziehen des Stempels be¬ 
sorgt. Durch die beschriebene Hilfsvorkehrung wird, nach Verf., das 
Eindringen von Luftbläschen in die Injectionscaniile verhütet 079 . 
678 ) Heydenreich bemerkt in seinem Referate, es sei wahrscheinlich, 
dass sich das Sublimat im Wasserglas zersetze; zweckmässiger wäre es über¬ 
haupt, nur feuersichere Watte (herzustellen bei Judrin in Berlin u. A.) in 
der Bacteriologie zu verwenden. Ref. 
b79 ) Di e von Tursini hervorgehobenen Uebelstände der Kocu’sclien Spritze 
sind doch zu geringfügige, um es im Allgemeinen empfehlenswerth erscheinen 
zu lassen, die einfache handliche Construction dieser Spritze mit der sehr viel 
complicirteren TuiisiNi’schen Spritzvorrichtung zu vertauschen. Der Uebelstand 
31* 
