486 
Desinfectionsapparate. 
Apparat laut Aufgabe der genannten Regierung zu genügen gehabt 
habe, seien gewesen, dass er so billig sei, um auch kleineren Gemeinden 
die Anschaffung zu ermöglichen, dass derselbe transportabel und dabei 
gross genug sei, um eine grosse zweischläfrige Matratze aufzunehmen und 
dass er allen Anforderungen der Wissenschaft genüge. Diese Postulate 
erfüllt nun nach der Ansicht Budenberg’s der im Modell vorgeführte 
Apparat vollständig, wie Budenberg durch Aufzählung der Vortheile, 
welche sein Apparat anderen ihm bekannt gewordenen Constructionen 
gegenüber darböte, begründet 682 . 
Walz und Windscheid (813) begründen gegenüber der herrschen¬ 
den Meinung die Ansicht, dass das Strömen des heissen Wasser¬ 
dampfes nicht das wirksame Moment der Desinfection in den Dampf¬ 
sterilisationsapparaten sei, dass vielmehr in den wirklich leistungs¬ 
fähigen Apparaten der Dampf nicht strömt, sondern möglichst in 
Ruhe gehalten wird, was sie speciell bezüglich des BuDENBERG’schen 
Apparates ausführen, indem sie fanden, „dass in demselben jede Strö¬ 
mung vollständig unmöglich gemacht ist“ 683 . 
Heydenreich (780) empfiehlt auf Grund sehr zahlreicher exacter 
Versuche von Neuem den bekanntlich durch die Experimente von Koch, 
Gaffky und Löffler in Misscredit gekommenen Dampfkoch topf 
(PAPiN’scherTopf — Sterilisation mittels gespannter Wasserdämpfe—) 
„als das zur Zeit beste Mittel für Sterilisation zu bacteriologischen 
Zwecken“. Verf. zeigt, dass, wenn nur gewisse Bedingungen (möglichst 
vollständige Entfernung der Luft aus dem Kochtopf, nicht zu dicke 
Wandungen der Glasgefässe, nicht zu grosse Quantitäten der zu sterili- 
sirenden Flüssigkeit) erfüllt sind, eine Nährflüssigkeit, welche dem 
Wasser an Wärmeleitungsfähigkeit nahe steht, die umgebende Tempe¬ 
ratur der überhitzten Dämpfe (120° C.) sehr schnell annimmt. Da nun 
keine Bacterien oder Pilze dem Wasserdampfe von 120° Temperatur 
5 bis 10 Minuten widerstehen können, so ist eine Flüssigkeit in ge¬ 
wöhnlichen Quantitäten von 15 bis 50 ccm im Kochtopf als sicher sterili- 
sirt zu betrachten, wenn das Deckelthermometer 5 bis 10 Minuten lang 
682 ) Die Königl. Regierungen in Arnsberg, Münster und Minden haben 
die BuDENBERG’schen Apparate durch besonders ernannte Commissionen amtlich 
prüfen lassen und dann, als die Resultate zufriedenstellend waren, solche zur 
Anschaffung empfohlen. Reg.-Med.-Rath Höcker, s. Z. Mitglied einer der er¬ 
wähnten Commissionen, bestätigt die Angaben Budenberg’s bezüglich der Zweck¬ 
mässigkeit des demonstrirten Apparates. 
693 ) Eine Unterstützung ist obiger Ansicht durch die Autorität Gruber’s 
zuTheil geworden, welcher (unabhängig von den Düsseldorfer Fabrikanten) bei 
seinen Studien über die Leistungsfähigkeit der TuuRSFiELD’schen Desinfectoren 
(Gesundheits-Ingenieur 1888, No. 9 und Centralbl. f. Bact. III, 1888, No. 20) 
zu einem wesentlich übereinstimmenden Ergebniss gelangte. (Näheres hierüber 
im nächstjähr. Ber.) Ref. 
