Allgemeine Methodik, Desinfektionspraxis und Technisches. 1003 
Bakterienfilter. Luftuntersuchung. Sprühverfahren. 
Diese Filter lassen am Halsstück und am Hauptstück im allgemeinen 
bei niedererem Druck durch als an den Wänden. Einfache Immersion eines 
BERKEFELD-Filters kann bis zu einem Druck von über 6 Pfund pro Qua¬ 
dratzoll steigen und das veranlaßt unmittelbar ein Durchlässen an dem 
Hauptstück. Mit im Autoklaven erhitzten meist feuchten Filtern wurde 
ein Druck von 3 Pfund pro Quadratzoll erzielt, wobei das Hauptstück 
durchlässig wurde. Dabei trat die Luft von selbst durch. Von 2 Berke- 
FELD-Filtern mit Porzellannippeln gab das eine ohne weiteres ein unreines 
Filtrat von Leitungswasser, das andere nach 3 Stunden 40 Minuten. Das 
waren neue Filter, welche 1 Stunde gekocht worden waren. Von 3 Filtern 
mit Metallnippeln trat bei zweien Verunreinigung mit Leitungswasser ein, 
beim dritten nach 2 Stunden 40 Minuten. 2 trockene Filter, eines mit 
Metall-, das andere mit Porzellanende, ließen beim Eintauchen eines 
Teiles ihrer Wände in eine Wasserkultur von Bac. prodigiosus die Orga¬ 
nismen in das Innere der Filter durchtreten. Graham-Smith. 
Wilson (3481) begründet seine Entgegnung gegen die Angaben 
von Bulloch in einer Arbeit über die Wirksamkeit von Filtern, die im 
Journal of Hygiene vol. 8, 1908 (vgl. das vorige Referat) publiziert wurden. 
Verf. meint, daß die BERKEFELD-Filter in den beschriebenen Versuchen 
falsch behandelt wurden. Graham-Smith. 
Ficker (3409) evakuiert, zum Zwecke der bakteriologischen 
Luftuntersuchung, Reagensröhrchen, die mit gewissen Mengen 
Nährgelatine versehen sind, und schließt sie durch Ausziehen des oberen 
Endes zur Spitze. Zum Gebrauch wird diese in der Flamme sterilisiert 
und mit sterilem Glasschneidemesser geöffnet. Es strömt die zu unter¬ 
suchende Luft ein. Zur quantitativen Keimbestimmung braucht nur der 
Inhalt des Röhrchens mit Wasser ausgemessen zu werden. Eine Metall¬ 
hülse mit Vorrichtungen zum Verschieben und Fixieren des ausgezogenen 
Röhrchens vervollständigen den Apparat. Wolf. 
Zur quantitativen Bestimmung von Bakt.erien 
an der Oberfläche von Nährböden bedienten sich Spitta 
und Müller (3467) eines von ihnen erdachten S p*r ü h v e r f a h r e n s. Das¬ 
selbe besteht in folgendem: In einen Porzellantrichter mit eingelassener 
poröser Filterplatte, wie er zur Erzielung keimfreier Filtrate benutzt wird, 
werden 100 ccm des zu untersuchenden Wassers gegeben. Der Hals des 
Trichters wird mittels dickwandigen Gummischlauches mit dem Schlauch¬ 
ansatz des Reduzierventils eines Stahlzylinders mit komprimiertem Gas 
verbunden und nun ein Druck von etwa 1% Atm. gegeben, welchen man 
nach einigen Minuten auf 1,25-1 Atm. ermäßigt. Das Gas drängt sich in 
feinsten Bläschen durch die poröse Filterplatte nach oben und reißt eine 
gleichmäßige Wolke von Wassertröpfchen mit sich, die sich auf einer dar¬ 
über gehaltenen Glasplatte als feiner Tau niedersehlagen. Bei dem Druck 
einer Atmosphäre werden die Tröpfchen 10-12 cm hoch geschleudert. Als 
Gas verwandte Verf. zuerst reinen Stickstoff, da Kohlensäure auf einige 
Bakterien schädigend einwirkt und Verf. bei Verwendung von Sauerstoff 
oder Luft eine Vermehrung der aeroben Keime während des Versuchs 
