Allgemeine Methodik, Desinfektionspraxis und Technisches. 1021 
Desinfektion durch Dampf. 
Quantität die Eiweißverbindung zu sättigen, vorhanden, sofort eine stark 
desinfizierende Wirkung zeigt. Selbst Albuminat besitzt eine schwach 
desinfizierende und stark entwicklungshemmende Wirkung. Viele Silber- 
albuminatpräparate enthalten einen Überschuß eines Silbersalzes und be¬ 
sitzen dann vor demselben Salze ohne Eiweißzusatz keine Vorteile. Keysser. 
Der erste Teil der Arbeit Herzogs (3419) ist ,,der theoretischen und 
praktischen Untersuchung des Wertes der Sterilisationsmethode 
nach Grosse gewidmet“. H. schildert zunächst kurz den von Grosse an¬ 
gegebenen Apparat. Dann unterzieht er die von Grosse damit erzielten 
Ergebnisse einer kritischen Betrachtung. Er rügt erstens die Unterlassung 
der Resistenzprüfung des als Testobjekt verwandten Milzbrandsporen¬ 
materials, ferner die Verwendung von Neusilberplättchen zur Antrock¬ 
nung der Bakterien, da Neusilber infolge seines Kupfergehaltes sog. oligo¬ 
dynamische Wirkungen entfaltet und damit selbst keimabschwächend 
wirkt. Es kann demnach die von Grosse erzielte Keim abschwäch- 
ung nicht allein auf Rechnung der Sterilisationsmethode gesetzt werden. 
Bezüglich der theoretischen Grundlagen weist H. auf den Widerspruch 
in den Ausführungen Grosses hin, der darin liegt, daß Grosse einerseits 
dampfdichten Abschluß seines Rohres durch Kork annimmt, andererseits 
aber zugleich Wasserniederschlag an der Wand des Rohres nach Abküh¬ 
lung beobachtet und das letztere als eine Kondensation hygroskopischen 
Wassers auffaßt, was den Definitionen und Gesetzen der Physik wider¬ 
spricht. Er zeigt, daß bei wirklich dampfdichtem Abschluß einmal kein 
Niederschlag an der Wand entsteht, ferner in der trockenen Luft von 
100° keine Keimabtötung stattfindet, daß andererseits der GROSSEsche 
Korkverschluß dem Dampf Zutritt gestattet, bezw. den wasserhaltigen 
Kork zur Wasserabgabe an die Luft in der Röhre veranlaßt, wir es also 
wieder mit einer Dampfsterilisation zu tun haben. 
Im 2. Teil geht H. an die Lösung des Problems nach folgenden Er¬ 
wägungen: Der gasförmige und chemisch reine Wasserdampf greift das 
Metall nicht an. Der Apparat muß demnach nach folgenden Prinzipien 
konstruiert sein: 1. Die Instrumente müssen auf den Temperaturgrad 
des strömenden Dampfes vorgewärmt werden. 2. Der Sterilisations¬ 
raum muß zur Verhütung der Wasserkondensation mit einem wärmehal¬ 
tenden Mantel umgeben sein. 3. Nach erfolgter Sterilisierung muß der 
Wasserdampf soweit evakuiert werden, daß die relative Feuchtigkeit im 
Innern mit der relativen Feuchtigkeit der Außenluft übereinstimmt. Verf. 
beschreibt seinen nach diesen Gesichtspunkten konstruierten Apparat. 
Versuche ergaben völliges Intaktbleiben der Instrumente nach beliebig 
langer Sterilisation. Bezüglich der Desinfektionskraft weist Verf. — ge¬ 
stützt auf RüBNERsche Untersuchungen — nach, daß der Ausschluß tropf¬ 
bar flüssigen Wassers die Sterilisierung nur begünstigen könne. Zu den 
Versuchen wurden Milzbrandfäden, die 25 Tage über Chlorcalcium ge¬ 
trocknet waren, verwendet. H. fand eine Verzögerung des Eintritts der 
Sterilität gegenüber dem OHLMÜLLERschen Apparat um 2 / 3 . Er erklärt 
dies aus technischen Unterschieden und zweitens aus technischen Unvoll- 
