Allgemeine Methodik. Heizung von Thermostaten. 
659 
gebracht und mit Gelatine der gleichen Provenienz, wie sie für die Platten 
verwendet wurde, umgossen. Das mit einem Deckglas versehene Präparat 
kommt auf 24 Stunden in die „Formalin-Kammer“ und wird schliesslich 
wie gewöhnlich durch einen Lackring vor Eintrocknung geschützt. Ebenso 
können auch directe Objectträgerculturen behandelt werden. Vor dem Ein¬ 
schluss können die angeschnittenen fixirten Gelatineplättchen auch durch 
eine elective Tinction in sehr schwacher wässriger Fuclisinlösung (bis zu 
dunkelrosenrother Färbung) noch mehr diiferenzirt werden. Hauser em¬ 
pfiehlt dies Verfahren besonders für ausschwärmende Bacterienarten, wie Pro¬ 
teus etc. Man kann auch da gefärbte Gelatinepräparate auf demObjectträger an¬ 
trocknen und dann in Canadabalsam einschliessen. Hierbei sind dünneGelatine- 
schichten am Platze. Um störende Verzerrungen zu vermeiden, ist es gut, wenn 
dieColonienin die Mitte des Gelatineplättchens zu liegen kommen. Czaplewski. 
Landois (1304) umgeht für die Heizung von Thermostaten die An¬ 
wendung von Gas und Elektricität auf folgende Weise. Der im Wasserman¬ 
tel des Thermostaten angebrachte Thermoregulator beruht auf dem Princip 
der ungleichen Ausdehnung zweier Körper bei der Erwärmung und besteht 
aus zwei neben einander senkrecht stehenden Stäben aus Glas und Zink, 
welche beide aus dem Thermostaten herausragen. Am Kopf des Zinkstabes 
ist in einem Gelenk ein Hebel angebracht, dessen kürzeres Ende mittels einer 
Schraube auf dem Kopf des Glasstabes ruht. Die bei Erwärmung resp. Ab¬ 
kühlungen durch verschiedene Ausdehnung des Glas- und Zinkstabes ein¬ 
tretenden Bewegungen dieses Hebels werden durch einen praktischen Win¬ 
kelhebel-Mechanismus auf die bewegliche Ausflussröhre der Wasserzuleitung 
für den Thermostaten übertragen, aus welcher ein dünner flacher Wasser¬ 
strahl in ein durch eine senkrechte Scheidewand halbirtes Aufsauggefäss läuft 
derart, dass schon bei geringer Verschiebung des Hebels der Wasserstrahl in 
die andere Abtheilung übergelenkt wird. Aus jeder der Abtheilungen wird 
durch geeignete Röhren das Wasser auf ein kleines, am Grunde mit einer 
kleinen Bohrung versehenes Eimerchen geleitet. Diese Eimerchen hängen, 
sich gegenseitig balancirend, an Schnüren und ziehen über Rollen laufend 
einen kleinen für die Herzvorrichtung bestimmten Wagen auf Schienen quer 
unter dem Thermostaten hin und her. Bei extremen Stellungen steht dadurch 
die Heizvorrichtung nicht mehr unter dem Thermostaten. Durch die bei 
abwechselnde Füllung der Eimerchen, welche dadurch zu Stande kommt, 
dass der Wasserstrahl des Zulaufs abwechselnd in die eine oder andere Ab¬ 
theilung des Auffangegefässes abgelenkt wird, erfolgt die Hin- und Herbe¬ 
wegung des Heizwagens und damit die Wärmeregulirung. Als Heizvor¬ 
richtung dient entweder eine der Form des Heizwagens angepasste Petro¬ 
leumlampe, welche mindestens 10 Stunden brennen muss, oder gute Stearin¬ 
kerzen. Landois fertigt sich letztere selbst an und benutzt als Docht be¬ 
sonders präparirte Stengel von Arundo Phragmitis. Details wolle man im 
Original nachlesen^. GrJipleivski. 
Heim (1292) fand, als gelegentlich der Herstellung grösserer Vor- 
^) Der Apparat nebst Kerzenträgern und Giessforin ist vom Mechaniker 
H. WiTTiCH-Greifswald zu beziehen. Letzterer ertheilt auch auf Anfragen Auskunft. 
42 * 
