Allgemeine Methodik. Cultur- und Isolirungsmethoden. ß05 
Zusammeiistellimg der zur AnaerobienZüchtung bis jetzt verwandten 
Methoden. Um gleichzeitig und unter den gleichen Bedingungen mehrere 
Reagensglasculturen auf einmal im Vacuum oder unter Gas züchten zu kön¬ 
nen, Hess sich Novy einen eigenen Apparat construiren, welcher im wesent¬ 
lichen aus einer weithalsigen Flasche besteht, die gestattet, nach Evacuation 
1 
resp. Gasdurchleitung durch einfache Umdrehung des Stöpsels um 90^, das 
Innere des Apparats vollkommen abzuschliessen (Figur 1). Zu diesem Zweck 
ist der Stöpsel hohl, nach der Flasche zu offen und besitzt zwei seitliche 
einander diametral gegenüberstehende Durchbohrungen, in deren eine eine 
mässig starke Glasröhre eingeschmolzen ist, welche bis auf den Boden der 
Flasche hinabreicht. Den Durchbohrungen des Stöpsels entsprechen zwei 
correspondirende Durchbohrungen des Flaschenhalses, in die je eine Glas¬ 
röhre eingeschmolzen ist, welche zweckmässig einen eingeschliffenen Glas¬ 
hahn besitzt. Letztere sind nothwendig, da bei Erzielung eines Vacuums 
in der Flasche der Flaschenstöpsel nicht gedreht werden kann, (weil sonst 
ein Oeff'nen wegen des Luftdrucks nicht mehr möglich wäre). Die Füllung 
der Flasche mit Gasen geschieht leichter, wenn zuerst im Innern ein Va¬ 
cuum erzeugt wird. Eventuell muss man dies mehrmals wiederholen. Auch 
zu Anaerobienculturen nach Buchnee Hessen sich die Flaschen gebrauchen, 
indem man auf den Boden der Flasche starke Kali- oder Natronlauge giebt, 
die geimpften Reagensgläser einstellt, den Stöpsel aufsetzt und durch das 
innere eingeschmolzene Rohr eine concentrirte Lösung von Pyrogallussäure 
