070 Allgemeine Methodik. Apparate zur Entnahme von Bacterienproben. 
der Mitte ein Loch für den Flaschenhals trägt. Der Pfropf der Flasche, der 
event. mit einem Gewicht zu beschweren ist, lässt sich mittels eines Drahtes 
lüften, w^elcher zunächst durch ein Loch eines, dem ersterwähnten, parallelen 
verstellbaren Querbalkens, sodann durch einen seitlichen Ring des Schrau¬ 
benmutterkopfstücks, das die beiden Seitenstützen des Metallrahmens zusam¬ 
menhält, hindurchgeht, und schliesslich seitlich abgebogen mit einem Ringe 
endet. Damit der Pfropf der Flasche nicht ganz herausgerissen werden kann, 
wird der zweiterwähnte Querbalken entsprechend tief lixirt. Im Schrau¬ 
benmutterkopfstück des Rahmens wird mittels einer Öse ein Draht von 30 
cm befestigt und an diesem eine entsprechend lange Schnur, mit Meter resp. 
Halbmeterknoten, an welcher der ganze Apparat in die Tiefe hinabgelassen 
>vird. Mittels einer zweiten Schnur wird nach Erreichung der gewünschten 
Tiefe der Draht gezogen, der am Pfropfen der Flasche befestigt ist und auf 
diese Weise die Flasche gefüllt. Verf. hebt als besonderen Vorzug seines 
Apparates hervor, dass man dazu Flaschen von allen möglichen Grössen 
von 50 bis zu 1000 ccm Inhalt benutzen kann. CzaplewsJci. 
Pfeifer (1319) hat zum Zwecke der Entnahme bacteriologischen 
Untersuchungsmaterials mittels Punction am Krankenbette eine 
Aspirationsspritze construirt, welche in voller Adjustirung 
sterilisirbar ist, und durch die Sterilisation bei 150^ nicht leidet. 
Dieselbe besteht aus Glas mit Ausnahme der aus gerolltem eng¬ 
lischen Uhrfederstahl hergestellten Canüle. Die Verwendung der 
Spritze geschieht folgendermaassen. Die Canüle wird fest ange¬ 
setzt, die Hähne I und II leicht mit Lanolin gefettet, bei geschlos¬ 
senem Hahn I und offenem II durch das Glasrohr m die Luft mit 
dem Munde kräftig aus der Hohlkugel C herausgesogen, dann 
Hahn II geschlossen und das über ihn hinausragende Rohr m 
lose mit Watte gefüllt. Nun folgt die Sterilisation bei 150^ 
^/o-l Stunde, mit langsamer Erhitzung und Abkühlung. Bei 
der Punction wird dann nach Einstich der Canüle der Hahn 
I geöffnet, es füllt sich der ca. 3 ccm fassende Raum A an, der 
Hahn I wird wieder geschlossen, die Canüle herausgezogen. Um 
die Flüssigkeit herauszubringen, wird zunächst Hahn II geöffnet; 
dannkann mannacliAbnahmederCanüledurchjeweiligeOeffnung 
des Hahnes I beliebige Mengen ausfliessen lassen. DieSpritze wird 
geliefert von F. Makconi, Wien IX, Garnisonsgasse 10. Boloff. 
Eeiiiscli (1325) hat zur Entnahme von Wasserproben aus den 
tiefliegenden Abflussröhren der Sandfllter älterer Construction folgende An¬ 
ordnung getroffen. In Altona liegen die erwähnten lOzölligen eisernen 
Röhren 4 m unter der Erdoberfläche; dieselben wurden durch einen für 2 
Arbeiter ausreichenden Schacht freigelegt und dann angebohrt. Auf die 
Bohrung wurde ein ^/^zölliger Kükenhahn und auf diesen ein zweiter Küken¬ 
hahn von 10 mm Weite geschraubt, welcher oben in einen flachen Trichter 
von 1 cm Höhe endigte und der mittels eines 10 cm langen Hebelarms, 
mittels einer bis zur Erdoberfläche reichenden Eisenstange von oben aus 
geöffnet und geschlossen werden konnte. Nach Fertigstellung wurde 
