Allgemeine Methodik. Wasserkocliapparat. Neuer Regulator 705 
für Thermostaten. 
wurde. Dichte Suspensionen von Cholera- resp. Typhusculturen wurden des¬ 
gleichen durch den Apparat vollkommen abgetödtet. Bei halbgefülltem 
Wasserstandsrohr lieferte der Apparat durchschnittlich 251 in der Stunde; 
das Wasser passirte dabei den Apparat nach Ablauf von 4 Min. (Versuch 
mit gefärbtem Wasser; seine Temperatur war um ca. 7^ höher als die des 
zufliesseiiden Wassers, gewöhnlich 20-22^ C; diese Temperatur kann sich 
jedoch in Sommermonaten und bei Gebrauch von Flusswasser noch steigern. 
Das Anheizen des Apparats kostet ca. 3 Pf., der stündl. Gasverbrauch 5 Pf., 
sodass für 1000 1 abgekochten Wassers ca. 1,98 M. für Gas (16 Pf. pro cbm) 
verbraucht wurden. Dieser Apparat liefert also „bei geringen Heizungs¬ 
kosten eine reichliche Menge sicher sterilisirten unschädlichen Wassers, 
nur betonen die Verff., dass es erwünscht wäre, wenn die Abkühlung des 
gekochten Wassers noch weiter getrieben werden könnte, um seinen so¬ 
fortigen Genuss angenehmer zu machen. Die weiteren Versuche wurden 
mit einem zweiten Apparate von verbesserter Construction ausgeführt. Am 
Wasser zuleitungsrohr ist ein zweites Wasserstandsrohr angebracht, in 
welchem mittels eines im Kochgefäss befindlichen Schwimmers und durch 
Hebelübertragung ein Absperrventil gehoben oder gesenkt wird. Der 
Schwimmer hebt sich beim Kochen des Wassers, senkt dadurch das Ab¬ 
sperrventil und macht so den Wasserzufiuss frei. Auch mit diesem Apparat 
wurden die gleichen günstigen Resultate erhalten. Die Temperatur des 
abfliessenden Wassers ist durchschnittlich nur ca. 5,5^0 höher als die des 
zufiiessenden. Die Anheizung kostet ca. 2 Pf., 1000 1 Wasser ca. 1,89 M. bei 
einem Preise von 16 Pf. pro cbm Gas, bei Verwendung von Heizgas ^/g we¬ 
niger. Der Apparat wird in ca. 5 Minuten durchströmt. Versuche, bei 
denen der Apparat absichtlich nur auf 60, 70 und 80^0 gebracht wurde, 
ergaben, dass auch bei einer Erhitzung auf 80 ^ C im Allgemeinen ein keim¬ 
freies Wasser nicht geliefert wird, dass jedoch Typhus- und Cholerakeime 
bereits abgetödtet sind. Die Ersparnisse an Betriebskosten sind dabei so 
unbedeutend, dass sie nicht in Betracht kommen. Man wird also am besten 
nicht unter 100^ C herabgehen. Czaplewski. 
Schepilewsky (1331) hat einen neuen Regulator für Thermo¬ 
st aten mit Wasserheizung construirt für Laboratorien ohne Gaseinrichtung. 
Der Apparat wirkt dadurch, dass das Wasser des Thermostaten durch eine 
Heizschlange, in welcher heisses, durch eine Petroleumlampe erwärmtes 
Wasser einer kleinen Warm Wasserleitung circulirt, mit Hülfe einer sinn¬ 
reichen Regulirvorrichtung auf gleichmässiger Temperatur erhalten wird. 
Mit Hülfe nebenstehender Figur wird die Einrichtung leicht verständlich 
sein. Das durch die Petroleumlampe in dem tiefstehenden Kessel B erwärmte 
Wasser steigt durch die Röhren resp. Gummischlauchverbindungen b, d, 
f, d, zum Thermostaten auf, durchläuft die (in der Zeichnung verkürzt wieder¬ 
gegebene) in der Zwischenwand des Thermostaten liegende Heizschlange 
und kehrt abgeküblt durch ee zum Kessel wieder zurück. Der Kessel B ist 
mit Asbest zum Schutz gegen Abkühlung bekleidet, seine Oeffnung a, welche 
zum Füllen dient, bleibt stets offen. Damit nun das warme Wasser nicht 
fortlaufend, sondern nur im Bedarfsfälle, wenn die Temperatur des Thermo- 
B a u m g a r t e n' s Jahresbericht IX 45 
