706 Allgemeine Methodik. Neuer Regulator für Thermostaten. 
staten sinkt, die Leitung durchkreist, ist die Regulirvorrichtung D einge¬ 
schaltet, durch welche der Strom des warmen Wassers hei Ueherschreiten 
der gewünschten Temperatur bei h automatisch unterbrochen werden soll. 
Die eigentliche Regulirvorrichtung D hat Wasserfüllung, welche durch die 
Ausdehnung des übergescliicliteten eingeschlossenen Aethers (ähnlich wie 
beim Lothak MEYEK’schen Regulatoren mit Quecksilberfüllung) durch 1 
nach k hinüberge- 
t trieben wird. Von 
k bis h ist dies 
Wasser jedoch 
durch Quecksilber 
abgesperrt. Das 
Gefäss k ist be¬ 
weglichhöher und 
tiefer zu stellen 
und durch den 
Gummischlauch o 
mit dem Ansatz¬ 
rohr h i des T- 
Stücks verbunden. 
Da h 0 und o k 
communicirende 
Röhren sind, wird 
sich durch Heben 
oder Senken von 
k der Quecksilber¬ 
stand in beiden 
ändern und daher 
die Passage von 
bdfhd bei h ent¬ 
weder frei werden 
oder verlegt wer¬ 
den. Das kurze 
Gummiröhrchen t 
taucht in ein Ge¬ 
fäss mit Wasser 
und ist für ge¬ 
wöhnlich mit einer Klemme geschlossen. Ls dient zur Füllung oder Ent¬ 
leerung des Reservoirs C, je nachdem die Temperatur des Thermostaten 
niedriger oder höher eingestellt werden soll. Der ganze Apparat muss na¬ 
türlich mit ausgekochtem, luftfreiem Wasser gefüllt werden. Nähere 
Details über die Art und Weise der Ingangsetzung des Apparates mögen 
Interessenten im Original einsehen. Es genügt, wenn das Wasser im Kessel 
B constant 60-70^ zeigt. Die Temperaturunterschiede im Luftbade des 
Thermostaten sollen bei gleichmässig brennender Petroleumlampe für ge¬ 
wöhnlich nicht mehr als 0’2® C betragen. Cxaplewshi. 
