286 
MÉMOIRES. 
née l’observation directe à la même époque. Gomme nous le 
verrons par la suite, il est tout à tait impossible d’admettre 
pour la réduction des enregistreurs météorologiques Richard 
de l’Observatoire de Toulouse une constante invariable. J’ai 
du admettre, au contraire, que, pour tous les enregistreurs, 
la différence (E — O) est une fonction du temps. Le plus 
simple est évidemment d’admettre que (E — O) est une fonc¬ 
tion continue du temps; dès lors, le mode de réduction est 
tout indiqué. Il consiste, quel que soit Venregistreur, à dé¬ 
terminer un certain nombre de fois par jour (E — O) par 
des mesures directes, puis à construire une courbe en pre¬ 
nant pour abscisses les temps et pour ordonnées les valeurs 
de (E —• O) en réunissant les points obtenus par une courbe 
continue qui donne les corrections de l’enregistreur corres¬ 
pondant à tous les instants de la journée. 
A l’Observatoire de Toulouse, les observations directes 
sont laites habituellement aux heures suivantes : 7 h., 9 h., 
12 h., 15 h., 18 h., ce qui fournit 5 points par jour. Aussi 
souvent que possible, on y joint l’observation de 21 h. et, 
quand il y a des observations astronomiques, celle de mi¬ 
nuit. 
Dans la pratique, je me sers de papier quadrillé dont les 
carrés ont 5 millimètres de côté. L’unité d’abscisse est le 
côté de ce carré qui représente 3 heures; la journée remplit 
donc une longueur de 8 carrés ou 4 centimètres. Chaque 
raie verticale porte le numéro de l’heure à laquelle elle cor¬ 
respond : 0 h., 3 h., 6 h., ... 21 h., 0 h. Sauf l’observation 
de 7 h., qui suit celle de 6 h. à la distance d’un tiers de divi¬ 
sion, toutes les observations directes correspondent à des 
points dont les ordonnées sont tracées sur le papier, ce qui 
simplifie singulièrement la construction de la courbe 
(E — O) = f(t). 
L’unité d’ordonnée est encore le côté du carré du quadril¬ 
lage; cette longueur représente, suivant les cas, deux dixiè¬ 
mes de millimètre de mercure, deux dixièmes de degré cen- 
