RÉDUCTION DES ENREGISTREURS MÉTÉOROLOGIQUES. 291 
15 h P endant les journées des 25, 26, 27, 28 mai ; quant au 
maximum, il est dédoublé plusieurs lois et des maxima pro- 
noncés se présentent au milieu de la nuit (le 25 mai), ou 
dans l’après-midi [26 et 27 mai 1909). L’emploi de la mé¬ 
thode graphique n’est en rien gêné par ces irrégularités. 
Ihgi e hygrométrique. — L’enregistreur est un hygromètre 
ILicliaid a cheveu ; 1 instrument absolu est le psychromètre 
ordinaire. Les thermomètres sec et humide et l’enregistreur 
a cheveu sont placés côte à côte sous l’abri météorologique 
de 1 Observatoire. Le degré hygrométrique est tiré des obser¬ 
vations des thermomètres sec et humide à l’aide des Tables 
contenues dans les Instructions météorologiques de M. An- 
got. 
Les observations de Toulouse montrent que l’on a habituel¬ 
lement O > E; on forme donc la différence (O — E), qui 
est généralement positive et qu’il suffit d’ajouter à l’indica¬ 
tion de l’enregistreur pour avoir la valeur observée corres¬ 
pondante. 
Cette différence, considérée comme fonction du temps, 
passe par un minimum très accentué vers 6 h. du matin, 
après quoi elle remonte brusquement pour passer par son 
maximum vers midi. Ce maximum se déplace tantôt vers 
9 h. et tantôt vers 15 h. ou même vers 18 h. ; puis (O — E) 
