RÉDUCTION DES ENREGISTREURS METEOROLOGIQUES. 293 
(O — E) doit être généralement inférieure à 10, la somme 
E -f (O — E) = O devant être inférieure ou égale à 100. 
On infléchira en conséquence la ligne pointillée. 
Conclusions . — Sans vouloir multiplier inutilement les 
exemples, on voit, par ce qui précède, qu’il n’est pas possi¬ 
ble d’admettre, dans le cas des enregistreurs météorologi¬ 
ques de Toulouse, que la correction (E — O) puisse être 
regardée comme constante pendant 24 heures, et qu’il serait 
déraisonnable de vouloir utiliser les indications de ces enre¬ 
gistreurs pour corriger les petites erreurs qui peuvent affec¬ 
ter les lectures directes. 
Par contre, les grosses erreurs — celles qui résultent de 
ce que le nombre entier des millimètres de la colonne baro¬ 
métrique a été mal lu, ou de ce qu’on s’est trompé de 1 mil¬ 
limètre dans la correction relative à la température— peu¬ 
vent souvent être évitées par la comparaison des valeurs de 
(E — O) le même jour ou par d’autres moyens. 
— Il est bien évident que la température, par ses varia¬ 
tions, influe sur les indications du baromètre enregistreur 
de Richard qui est entièrement métallique. D’après les indi 
cations que M. Dongier, météorologiste titulaire au Bureau 
central météorologique, a bien voulu me donner, la varia¬ 
tion diurne de (E — O) pour cet appareil est de l’ordre de 
0 mm 1 de mercure pour 1° centigrade de variation diurne do 
T appareil. Comme la variation diurne observée de (E —O) 
pour l’enregistreur de Toulouse est habituellement de l’ordre 
de 1 millimètre de mercure, il s’ensuit que la variation 
diurne du pavillon météorologique où il est installé doit 
être de l’ordre de 10° centigrades, ce qui est beaucoup trop. 
Le déplacement du baromètre absolu et du baromètre enre¬ 
gistreur et leur installation dans une salle à température 
quasi constante s’imposent donc. 
— Considérons maintenant le thermomètre enregistreur 
Richard; la variation diurne de (E — O) est due en partie 
aux variations de température du métal dont est formé le 
réservoir de l’enregistreur; mais ce n’est pas tout. En effet, 
pendant les mois d’été, la température de l’air ne varie 
