852 Allgemeine Methodik, Desinfektionspraxis und Technisches. 
Züchtung und Zählen der Bakterien. 
Reuschel (2693) beschreibt eine in der Tat sehr einfache Methode der 
Anaerobienzüchtung in flüssigen Nährmedien, die zwar bei 
strengen Anaerobien versagt, aber für andere, z B. Putrificus, Bifidus, be¬ 
befriedigende Resultate gibt. Ein mit einem 6 cm langen Gummischlauch 
(frischer, roter Paragummi, Wandstärke 1,5 mm) an seinem oberen Ende 
montiertes Reagensröhrchen wird mit dem Nährmedium gefüllt, die in 
diesem enthaltene Luft durch längeres Kochen angetrieben, rasch abge- 
kühlt, danach besät. Nun wird die oberste Flüssigkeitsschicht über dem 
Bunsenbrenner erwärmt, bis der freie Raum vollkommen mit Wasserdämpfen 
gefüllt ist, alsdann wird der Gummischlauch durch Klemme geschlossen 
und das Röhrchen zur schnelleren Abkühlung bis zum Flüssigkeitsniveau 
in Wasser getaucht. Eine Durchwärmung der Gesamtflüssigkeit tritt dabei 
nicht ein; es wird auf diese Weise über dem Nährmedium ein stark luft¬ 
verdünnter Raum geschaffen. Dibbelt . 
Mühlens (2678) gelang es, Zahnspirochäten auf künstlichen, nament¬ 
lich auch auf festen Nährböden (Pferdeserumagar 1:3 in hoher Schicht, 
Schüttelkultur und Serumbouillonkultur) zu üppigem Wachstum zu bringen 
und weiterhin erfolgreich zu übertragen. Walz . 
Kuntze (2667) beschreibt einen von Dr. Löhnis und ihn ersonnenen 
Thermostaten für niedrige Temperaturen. Der Apparat ist im äufsern 
nach Art eines Eisschranks ausgeführt und besteht aus doppelten Holz- 
wänden, deren Zwischenräume mit Watte ausgekleidet sind. Die Tempera¬ 
tur wird durch zwei Wasserkästen erzeugt; der eine dient zur Erwärmung, 
der andere erforderlichenfalls zur Kühlung. Durch geeignete Kommuni¬ 
kation und Einschaltung mehrerer Thermoregulatoren wird dafür gesorgt, 
dafs sich die Temperatur automatisch den Anforderungen entsprechend 
einstellt. Der Apparat stellt sich erheblich billiger als die bisher gebräuch¬ 
lichen. Dold. 
Oram (2681) hat einen Apparat zum Zählen der Bakterien unter 
dem Mikroskope konstruiert, der ein gleichzeitiges Mitzählen von Blut¬ 
körperchen gestattet. Der Apparat steht auf dem Fufsboden und ist mit 
zwei Pedalen versehen. Die Hände des Beobachters bleiben frei, die eine 
zum Handhaben der Mikrometerschraube des Mikroskopes, die andere zum 
Schieben des Objektträgers. So oft der Beobachter ein Bacterium zählt, 
drückt er auf das eine, beim Notieren eines Blutkörperchens auf das andere^ 
Pedal. Die Bewegungen der Pedale werden auf zweien an der Deckplatte 
des Tisches angebrachten Zifferblättern registriert. — Der Apparat er¬ 
möglicht rasches, leichtes und präcises Zählen und ist bei Alexander and 
Fowler, Pembroke-Place, Liverpool zu beziehen. Bodon . 
Hesse und Niedner (2658) bezeichnen ein einheitliches Verfahren 
bei der Bestimmung des Bakteriengehaltes von Flüssigkeiten 
(Milch usw.) als ein dringendes Bedürfnis. Es mufs die Gesamtheit der 
Bakterien zur Entwicklung gebracht und gezählt werden. Hierzu empfeh¬ 
len sie als Nährboden Albumose und Agar (Agar 1 °/ Nährstoff Heyden 
1 °/ 0 ) in Reagensgläsern aus Jenaer Glas. Die Abmessung der Flüssigkeit 
erfolgt mit 1 ccm Pipette direkt oder nach Verdünnung mit derselben, aber 
