Allgemeine Methodik, Desinfektionspraxis und Technisches. 
Filter. Sterilisierapparate. 
855 
des Bier-Klapp sehen Saugapparats nach unten hin konisch ver¬ 
längert ist und daran ein abnehmbares Glasröhrchen mit geringem Quer¬ 
durchmesser angeschliffen ist. Dadurch wird erreicht, dafs sich das Serum 
in hoher Schicht abscheidet und leichter abpipettiert werden kann. 
Der Apparat ist bei Dr. R. Muencke, Berlin NW. 6, erhältlich. Bold. 
Wollt-Eisner (2725) hat einen Käfig aus stark verzinkten Eisen¬ 
drahtgeflecht konstruiert, die, speziell für Laboratorien bestimmt, mittel- 
grofse Versuchstiere aufnehmen soll. Der Vorzug desselben besteht vor¬ 
nehmlich darin, dafs der Urin selbsttätig abfliefst und leicht in einem Ge- 
fäfs gesammelt werden kann. Der Käfig ist von Louis und H. Löwenstein, 
Berlin, Ziegelstr. 28, für 5-6 Jl/l pro Käfig zu beziehen. Dibbelt. 
Heim (2654) berichtet über ein neues Filter. Das filtrierende 
Material ist Asbest, der feucht (unter Wasser) auf ein Metallsieb von 
konvexer Gestalt aufgestopft wird. Die Vorteile dieses Filters sind: Ein¬ 
fachheit seiner Anordnung, Unzerbrechlichkeit, leichtere Sterilisierbarkeit 
und greisere Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Menge, Zeit und Sicher¬ 
heit der Keimfreimachung. Bold. 
Heim (2655). Asbestfilter wurden schon 1885 von v. Hesse für 
bakteriologische Zwecke eingeführt. Ein zuverlässig keimfreies Filtrat 
läfst sich aber erst erreichen durch eine vom Verf. getroffene neue Anord¬ 
nung des Filters, deren Prinzip darin besteht, dafs die unter dem Asbest 
gegebene Unterlage die Form eines Pilzes mit Durchlöcherung der schwach 
gewölbten Oberfläche hat. Das Filter eignet sich besonders auch zur Unter¬ 
suchung von Flüssigkeiten auf suspendierte Stoffe. Bold. 
Wittneben (2723) hat experimentelle Untersuchungen über die 
Leistungsfähigkeit von neuen Filterkerzen vorgenommen. Es fand sich, 
dafs sie qualitativ den Berkefeld -Filtern ganz nahe standen, teilweise 
aber hinter ihnen zurückblieben: quantitativ hatten sie vor diesen einige 
Vorzüge. Dibbelt. 
Her ring (2657) beschreibt an der Hand von 5 Abbildungen einen 
Apparat, in dem Urethralinstrumente durch Hitze sterilisiert, 
mit einem sterilen, stumpfen Mittel automatisch geschmeidig gemacht und 
fertig bis zum Gebrauch auf bewahrt werden können, ohne dafs Verun¬ 
reinigung stattfindet. French. 
Mende (2674) gibt einen für die Zwecke des praktischen Arztes von 
ihm konstruierten Desinfektionsschrank an. Derselbe gleicht einem 
gewöhnlichem Kleiderschrank, ist jedoch an der AVand autgehängt; er ist 
aus Holz gearbeitet, gut abgedichtet und der Boden besteht aus starkem 
Schwarzblech, auf welchen die Vergasung des lormalins und A erdunstung 
des in einer Blechschale befindlichen Wassers stattfindet. 14-15 cm über 
diesem Schwarzblechboden befindet sich ein hölzerner Rost zum Schutz dei 
im Schrank befindlichen Kleidungsstücke. Die Rückwand des Schrankes 
verlängert sich nach abwärts und trägt in einer Entfernung \on 15 cm 
vom Boden eine Konsole, auf welcher 1-2 Spirituslampen Platz finden. 
Der Schrank wurde nicht blofs vom A T erfasser selbst, sondern auch \ on fhch 
männiseher Seite geprüft und als brauchbar befunden. 1° ( • 
