Allgemeine Methodik. 
991 
3565. Wollesky, P. ? Die Desinfektionsanstalt und Desinfektorenschule 
zu Dresden (Desinfektion H. 4 p. 181-199). — (S. 1018) 
3566. Zibell, Pyrothen. Ein neues Desinfektionsmittel (Ctbl. f. Bakter. 
Orig., 1912, Bd. 64, p. 266-269). — (S. 1018) 
Abel (3360) gibt die 14. Auflage seines bakteriologischen Taschenbuches 
heraus. Das für den bakteriologischen Praktiker unentbehrliche Büch¬ 
lein hat auch in der neuen Auflage die bekannten Vorzüge. Schlemmer. 
Doerr (3404) beschreibt ein neues, für die österreichische Armee be¬ 
stimmtes tragbares bakteriologisches Laborato¬ 
rium. Das Neue an dem Laboratorium ist ein Vorrat von fertigen Spe¬ 
zialnährböden (Drigalski-Conradi, Endo, Choleraelektivnährbodenusw.) 
in Pulverform. Die Pulver werden dadurch hergestellt, daß in gewöhn¬ 
licher Weise bereitete Nährböden in dünner Schicht bei 37° über Chlor¬ 
calcium getrocknet werden. Das ziemlich reichlich ausgestattete Labora¬ 
torium wiegt nur 90 kg. Schlemmer. 
Liefmann (3477) beschreibt ein Wasserbad für serolo¬ 
gische Zwecke, das aus Glas hergestellt und mit Thermoregulator 
versehen ist. Zu beziehen durch Firma Lautenschläger. Schlemmer. 
Liefmann (3478) beschreibt einen Pipettenständer, in dem 
die Pipetten in einer Klemme frei hängen. Zu beziehen durch Firma 
Lautenschläger. Schlemmer. 
Permin (3506) beschreibt eine selbstsaugendePipette. Die 
Pipette ist wie jede gewöhnliche Pipette oben offen. Dicht unter ihrer 
oberen Öffnung hat sie eine Aufbauchung und oberhalb dieser eine seit¬ 
liche Öffnung. Über den oberen Teil der Pipette ist ein doppelt durch¬ 
bohrter Gummiballon gezogen, in dessen Höhlung die erwähnte seitliche 
Pipettenöffnung fällt. Beim Gebrauch der Pipette wird die obere Pipet¬ 
tenöffnung mit dem Zeigefinger verschlossen, der Gummiballon wird zwi¬ 
schen Daumen und 3. Finger zusammengequetscht. Nunmehr wird die 
Pipette in die zu pipettierende Flüssigkeit eingetaucht. Der Gummiballon 
wird jetzt losgelassen,. Daumen und 3. Finger fassen die Pipette unterhalb 
des Gummiballons. Die Flüssigkeit steigt, durch den Gummiballon an¬ 
gesaugt, in die Höhe und ihr Stand wird wie bei jeder gewöhnlichen Pi¬ 
pette durch öffnen oder Verschließen der oberen Pipettenöffnung mit 
dem Zeigefinger reguliert. Schlemmer. 
Morosoff (3494) beschreibt eine neue Pinzette für Objekt¬ 
träger und Deckgläser. Die Pinzette faßt nicht die Flächen 
des Glases, wie bei den bisher gebräuchlichen Konstruktionen, sondern 
die Kanten. Schlemmer. 
W. Meyer (3491) beschreibt ein einfaches Blutentnahme¬ 
verfahren für bakteriologische Zwecke. Zur Verwen¬ 
dung kommen ziemlich dicke Kapillaren aus Hartglas. Sie sind an den 
ausgezogenen Enden schräg abgeschnitten. Jede Kapillare ist in ein 
Stück Papier eingewickelt, das an den Enden umgeschlagen ist und durch 
kleine Gummiringe festgehalten wird. Die eingewickelten Kapillaren wer- 
